RECHERCHES  SUR  QUELQUES  DIÉLECTRIQUES  27 
Mesure  de  la  température.  —  La  température  du  li¬ 
quide  contenu  dans  le  condensateur  fut  constamment  mesurée 
à  l’aide  de  deux  thermomètres  placés  à  mi-hauteur  du  cylindre 
et  à  0,5  cent,  des  parois  intérieure  et  extérieure.  La  moyenne  des 
indications  de  ces  deux  thermomètres  coïncide  assez  exactement 
avec  la  température  moyenne  du  liquide ,  car  dans  cet  espace 
resserré  aucun  courant  ne  peut  se  produire.  Une  mesure  thermo¬ 
électrique  de  la  température  en  divers  points  n’était  guère  pos¬ 
sible,  vu  l’exiguïté  de  l’espace  occupé  par  le  liquide  ;  elle  n’aurait 
d’ailleurs  pu  être  exécutée  qu’avant  et  après  chaque  détermina¬ 
tion  de  la  capacité,  ce  qui  en  aurait  diminué  l’exactitude. 
Manière  de  procéder  aux  mesures.  —  Les  deux  con¬ 
densateurs  vides  étaient  placés  dans  le  circuit  ;  en  combinant 
entre  eux  les  couples  de  fils  A  à  F  et  en  déplaçant  les  curseurs 
sur  les  rhéostats  I  à  III,  je  déterminais  la  position  de  ces  der¬ 
niers  ,  correspondant ,  suivant  les  cas ,  au  silence  absolu  ou  au 
bruit  minimum  dans  le  téléphone. 
La  valeur  des  résistances  ainsi  déterminées  étant  notée,  je 
faisais  de  nouvelles  mesures  en  variant  les  combinaisons  des 
divers  couples  de  fils;  les  moyennes  W/,  W2'  de  ces  valeurs 
donnaient  immédiatement  la  capacité  C2'  du  condensateur  n°  2 
en  fonction  de  celle  du  premier,  savoir  : 
En  employant  la  force  électro-motrice  de  charge  29,8  qui  fut 
utilisée  dans  la  majorité  des  mesures,  le  téléphone  devait  pou¬ 
voir  être  réduit  au  silence  absolu ,  si  les  condensateurs  étaient 
en  bon  état;  un  bruit  minimum  un  peu  fort  indiquait  que  l’iso¬ 
lement  des  armatures  des  condensateurs  laissait  à  désirer  par 
suite  de  la  présence  de  poussières  entre  les  deux  cylindres,  ou 
d’un  défaut  dans  les  isolateurs  d’ébonite. 
Je  procédais  ensuite  au  remplissage  du  condensateur  n°  2  en 
suivant  les  précautions  mentionnées  précédemment  ;  le  circuit 
rétabli ,  une  série  de  mesures  donnaient  les  valeurs  W4"  et  W2" 
des  résistances  de  compensation ,  d’où  il  résultait  comme  valeur 
de  la  capacité  de  ce  condensateur  avec  une  couche  de  liquide 
comme  diélectrique 
