RECHERCHES  SUR  QUELQUES  DIÉLECTRIQUES 
43 
DEUXIÈME  PARTIE 
Détermination  des  indices  de  réfraction.  Leur 
comparaison  avec  la  constante  diélectrique. 
Exposé  des  mesures.  —  Toutes  les  mesures  ont  été  effec¬ 
tuées  par  la  méthode  de  la  déviation  minimum,  en  utilisant  un 
goniomètre  de  Babinet  construit  par  Dubosq,  à  Paris.  Le  cercle 
était  divisé  de  20  en  20  minutes  et  le  vernier  donnait  directe¬ 
ment  la  demi  et  par  approximation  le  quart  de  minute.  Le 
prisme  à  liquide  était  fermé  par  deux  disques  de  verre  à  faces 
planes  et  parallèles.  Des  vis  de  pression  assuraient  la  stabilité 
complète  et  l’étancbéité  du  système  de  fermeture.  L’angle  de 
réfringence  du  prisme  était  mesuré  par  la  méthode  ordinaire 
avant  chaque  détermination  de  la  déviation  minimum  ;  du  reste 
cet  angle  varia  excessivement  peu  pendant  la  durée  des  expé¬ 
riences  ;  sa  valeur  moyenne  fut  de  60°  2'  45". 
La  température  du  liquide  était  notée  avant  et  après  la  me¬ 
sure  de  la  déviation  minimum  en  introduisant  dans  la  cavité 
du  prisme  un  thermomètre  à  boule  effilée  et  en  ayant  soin  que 
le  liquide  affleurât  toujours  à  la  même  hauteur  sur  la  tige  ther¬ 
mométrique. 
Toutes  les  observations  ont  été  faites  en  utilisant  la  lumière 
solaire,  projetée  sur  la  fente  du  collimateur  par  un  héliostat. 
Pour  les  liquides  dont  la  transparence  me  l’a  permis,  j’ai  me¬ 
suré  les  indices  de  réfraction  pour  les  raies  B,  D,  F,  G  du  spec¬ 
tre.  En  appelant  A  l’angle  réfringent  du  prisme ,  et  #  l’angle  de 
déviation  minimum  de  la  raie  observée,  l’indice  de  réfraction  n 
pour  la  longueur  d’onde,  correspondante  à  cette  raie,  est  donné 
par  la  formule 
.  A  +  a 
sin  - 
2 
