RECHERCHES  SUR  QUELQUES  DIÉLECTRIQUES  49 
rangement  était  destinée  à  vaincre  les  variations  de  distance 
des  deux  armatures  du  condensateur  sous  l’influence  de  l’exci¬ 
tation  des  électro-aimants.  Cet  arrangement,-  qui  paraît  superflu 
au  premier  abord,  est  absolument  nécessaire  et  ne  fut  introduit 
qu’après  une  série  d’essais  infructueux  L  Dans  les  uns  aucune 
pression  n’était  exercée  sur  îe  condensateur,  tandis  que  dans 
les  autres  la  partie  supérieure  B  de  l’électro-aimant  reposait 
directement  sur  la  seconde  plaque  isolant  le  condensateur.  Dans 
les  deux  cas  des  variations  dans  la  capacité  du  condensateur 
avaient  lieu  ;  elles  provenaient ,  dans  le  premier ,  de  l’attraction 
•des  disques  de  cuivre  par  les  pôles  de  l’aimant  par  suite  de  la 
présence  de  particules  de  fer  adhérant  au  cuivre  après  le  tra¬ 
vail  au  tour  ;  dans  le  second ,  d’une  augmentation  de  pression 
résultant  de  l’attraction  exercée  par  les  deux  pôles  l’un  sur 
l’autre  ,  à  laquelle  les  écrous  d’arrêt  ne  pouvaient  résister  que 
d’une  manière  imparfaite. 
Le  condensateur  étalon ,  ayant  une  couche  d’air  comme  dié¬ 
lectrique,  était  un  condensateur  à  disques  de  Kohirausch. 
La  charge  des  condensateurs  était  effectuée,  comme  dans 
les  mesures  de  la  première  partie  de  ce  travail,  par  un  ap¬ 
pareil  d’induction  Dubois-Reymond  actionné  par  4  éléments 
Daniell;  l’égalité  de  la  relation  fondamentale  était  obtenue  de 
la  même  manière  avec  le  même  téléphone  et  les  mêmes  résis¬ 
tances. 
Manière  d’effectuer  les  mesures.  Exactitude  at¬ 
teinte.  —  J’ai  procédé  de  deux  manières  dans  les  mesures 
qui  vont  suivre.  La  première  consiste  à  déterminer,  le  champ 
magnétique  n’étant  pas  excité,  la  position  du  curseur  corres¬ 
pondant  à  l’extinction  du  bruissement  dans  le  téléphone;  en¬ 
suite,  les  électro -aimants  étant  excités ,  à  trouver  la  nouvelle 
position  zéro  du  rhéostat  à  curseur.  Les  chiffres  suivants  don¬ 
nent  une  idée  de  l’exactitude  atteinte  de  cette  manière.  Les 
deux  condensateurs  ayant  une  couche  d’air  de  3mm  environ 
1  Ces  essais  furent  d’abord  effectués  en  mesurant  directement  la  capa¬ 
cité  du  condensateur  soumis  à  l’action  du  champ  magnétique  à  l’aide 
d’un  électromètre  à  cadran  de  Thomson;  je  ne  m’étends  pas  sur  ces 
mesures  car  leur  exactitude  était  beaucoup  plus  faible  que  celle  qui  fut 
atteinte  dans  les  recherches  qui  suivent. 
4 
