317 
ubetydelige bevægelse saaledes, at der f. eks. til en trykforskjel al 
1 mm. paa et kviksølvbarometer svarede et udslag paa flere centi¬ 
meter af metalbarometerets viser. Denne eiendommelighed ved metal- 
barometeret Ander vigtige anvendelser i videnskaben og tekniken. 
Som bekjendt forandrer barometerets stand sig under forresten 
lige omstændigheder med høiden. Til at bestemme nøiagtigt høide- 
forskjellen mellem to steder egner nu metalbarometeret sig i fortrinlig 
grad. Dor luftskipperen er det derfor ligesaa uundværligt, som kar¬ 
terne og sekstanten er det for sømanden, og bjergvandreren, den 
videnskabelige reisende og bergmanden benytter det ved sine høide- 
maalinger. Man bar endog drevet følsomheden bos dette instrument 
saa langt, at man direkte kan aflæse en høideforskjel paa 30—40 cm. 
en nøiagtighed, som man ikke kan opnaa ved et kviksølvbarometer. 
Ligeoverfor disse fordele maa vi dog ikke fortie en meget 
væsentlig ulempe ved metalbarometeret. Barometerets stand afhænger 
ikke alene af lufttrykket, men ogsaa af metalkapselens elasticitets- 
tilstand i øieblikket. Men et legemes elasticitet er en størrelse, som 
aldrig i længden holder sig uforandret. Ethvert krav, som stilles til 
et legemes elasticitet. kan under visse omstændigheder, hvor ubetyde- 
ligt det end er, medføre en varig forandring hos det elastiske legeme. 
Stiller vi f. eks. et metalbarometer ind under en luftpumpes klokke, 
udpumper luften, og saa, efter nogle minuters forløb atter slipper 
luften ind, saa indtager instrumentets viser aldrig igjen sin oprindelige 
stilling. Metalkapselens elasticitetsforhold er nemlig ved de sterke 
forandringer i tryk fuldstændig forandrede, og det kan vare timer, ja 
endog dage, inden den vender tilbage til sin normale tilstand — 
maaske opnaar de dem aldrig. Denne metalbarometerets følsomhed 
for trykforandringer, som gjør det saa overordentlig anvendeligt til 
relative maalinger, forbyder brugen af det, naar der spørges om abso- 
lute maalinger af tryk. Ifald et metalbarometer skal anvendes til 
nøiagtige, absolute maalninger, maa det derfor stadigt kontrolleres ved 
hjælp af et kviksølvbarometer, og fra tid til anden maa dets stand 
sammenlignes med kviksølvbarometerets, særlig naar det har været 
udsat for store trykforandringer, saaledes som det f. eks. er tilfældet 
under bjergbestigninger. 
Eoruden ved meget fine relativmaalinger finder metalbarometeret 
ogsaa en anden vigtig anvendelse i den videnskabelige teknik, det kan 
nemlig med fordel benyttes til stadigt at optegne barometerstandens 
