318 
daglige variationer og forløbet af vor atmosfæres trykforhold i det 
store. 
Skal instrumentet benyttes i dette øiemed, som registrerbarometer, 
gives det en noget ændret form for at gjøre det mindre modtageligt 
for tilfældige indflydelser. Vor tegning (fig. 85) viser Richards 
registrerbarometer. I figurens midte ser vi metalkapselen, som her 
bestaar af 7 såmmenloddede kapsler, hvilket tjener til at øge instru¬ 
mentets følsomhed. Dette system af metalkapsler staar ved et system 
af vegtstænger i forbindelse med den paa figuren synlige, lange viser, 
som bærer en liden hul, farvefyldt stift, der tegner en streg paa en 
Fig. 85. Bichards registrerbarometer. 
med rudepapir betrukket cylinder. Denne cylinder dreier sig ved 
hjælp af et urverk jevnt omkring sin akse, saaledes at man straks 
kan aflæse barometerstanden for hvilketsomhelst tidspunkt. 
Sluttelig maa omtales, at metalbarometeret, ligesaavel som kvik- 
sølvbarometeret, er underkastet indflydelsen af vekslinger i tempera¬ 
turen. Som bekjendt forandres kviksølvets specifike vegt ved varmen, 
og kviksølvsøilen i et barometer maa derfor stige ved stigende tempe¬ 
ratur. Ligesaa forandres med temperaturen metalkapselens elasticitets- 
forhold, vegtstængernes længde, verkets gnidningsmodstand, oljens 
konsistens, saaledes at der er et meget indviklet forhold mellem tem¬ 
peraturen og et metalbarometers stand. Praktisk lader det sig gjøre 
