NOUVELLE FORME D’HYGROMÈTRE A CONDENSATION 89 
et froide, puisque cette surface recouvre l’intérieur du tube 
même dans lequel passe l’air ; il en résulte que l’influence de 
l’état de repos ou de mouvement de la masse d’air extérieur 
n’intervient plus, aussi croyons-nous que les hygromètres à con¬ 
densation intérieure se répandront de plus en plus dans les ob¬ 
servatoires météorologiques. 
Ce sont les qualités de ces instruments qui nous ont engagé , 
au cours de recherches sur les propriétés des substances hygro¬ 
métriques , à donner à l’hygromètre à condensation intérieure 
une forme nouvelle qui nous paraît présenter certains avantages 
sur celles proposées jusqu’ici. 
A côté de la facilité et de l’exactitude de l’observation de l’é¬ 
tat de la surface polie sur laquelle s’opère la condensation, un 
bon hygromètre à condensation doit présenter une seconde qua¬ 
lité non moins nécessaire, c’est que la température indiquée par 
le thermomètre donnant le point de rosée soit bien celle de la 
surface sur laquelle cette rosée est observée. Or, il nous semble 
que, de ce côté-là, la plupart des hygromètres à condensation 
laissent à désirer. Ordinairement le thermomètre plonge dans le 
liquide volatil, dont l’évaporation rapide détermine l’abaissement 
de température des surfaces métalliques qui l’entourent. Ce li¬ 
quide , malgré l’agitation dont il est le siège par le fait du pas¬ 
sage du courant d’air destiné à le vaporiser, a des températures 
variables d’un point à l’autre et surtout très rapidement varia¬ 
bles d’une seconde à l’autre, tandis que la surface polie a une 
température qui suit avec un certain retard celle du liquide. Il 
y a donc avantage, nous semble-t-il, à placer le thermomètre 
dans Vintérieur même de la masse métallique sur laquelle se fait 
la condensation. La température indiquée, dans ces conditions, 
par l’instrument, se rapproche beaucoup alors de celle de la 
surface polie, surtout si la masse métallique est très conduc¬ 
trice et assez volumineuse. C’est guidé par ces considérations 
que nous avons construit l’hygromètre à condensation que nous 
allons décrire. 
L’instrument (pl. Y, flg. 1) se compose d’une boîte cylindri¬ 
que AA de 6 centimètres de diamètre sur 6 centimètres de hau¬ 
teur; sur les côtés du cylindre sont fixés trois tubes B, B et C 
de 2.5 c. de diamètre ; les axes des tubes B, B sont sur un même 
diamètre, tandis que C a son axe perpendiculaire à l’axe com¬ 
mun des deux autres. Les tubes B, B sont fermés extérieure¬ 
ment l’un par une glace dépolie, l’autre par une glace transpa- 
