90 
HENRI DUFOUR 
rente; le tube C est, comme clans l’appareil de M. Crova, muni 
d’une loupe. Les deux tubes B, B, portent en outre les deux tu¬ 
bulures latérales T, T dont l’une est mise en communication 
avec un aspirateur quelconque, et l’autre avec l’air dont on veut 
déterminer le degré hygrométrique. 
Le couvercle D de cette boîte cylindrique est percé d’une ou¬ 
verture rectangulaire de 2.8 c. de côté, dans laquelle sont soudés 
l’appareil de condensation et le réservoir du liquide volatil. Cet 
appareil se compose d’une boîte prismatique de 9 c. de hauteur 
sur 2.8 c. de côté, cette boîte dépasse de 3 c. la face supérieure 
du couvercle et plonge de 6 c. dans l’intérieur du cylindre AA. 
La face antérieure de ce prisme est dans le plan de l’axe des 
tubes B, B; c’est-à-dire sur le diamètre du cylindre. La face 
postérieure et les deux faces latérales sont en laiton, tandis que 
la face antérieure est en cuivre argenté; elle est formée d’une 
plaque épaisse de cuivre rouge, très conducteur, de 1.2 c. d’épais¬ 
seur, argentée sur sa face externe; cette plaque est percée, sui¬ 
vant son grand axe, de haut en bas d’un trou de 8 c. de profon¬ 
deur sur 8 mm. de diamètre, destiné à recevoir le thermomètre. 
D’après ce qui précède, on voit que, derrière la plaque de cui¬ 
vre, il reste un espace rectangulaire de 1.6 c. d’épaisseur sur 
2.8 c. de largeur et 9 c. de hauteur pour le liquide volatil qui 
baigne toute la largeur et la hauteur de la plaque de cuivre. Un 
couvercle rectangulaire, percé de trois tubulures, ferme extérieu¬ 
rement la boîte prismatique ; l’une de ces tubulures est au-dessus 
du trou percé dans le bloc de cuivre et sert à laisser passer la tige 
du thermomètre, les deux autres servent à l’arrivée et à la sortie 
du courant d’air qui doit traverser le liquide pour l’évaporer. 
Le fonctionnement de l’appareil est le suivant: le couvercle de 
la boîte cylindrique est tourné de telle façon que la lumière ar¬ 
rivant par l’une des tubulures B, B so.it réfléchie par la face ar¬ 
gentée suivant l’axe de la tubulure C, par laquelle l’observateur 
regarde la surface argentée ; on fait circuler l’air, dont on veut 
déterminer l’état hygrométrique, dans le cylindre AA, cet air 
entoure donc de toutes parts la boîte prismatique, en même 
temps un courant d’air est insufflé dans le liquide volatil (éther 
ou alcool) et abaisse graduellement la température de la plaque 
de cuivre argentée. Le thermomètre placé entre le liquide réfri¬ 
gérant et la surface de condensation est entouré, pour établir 
un bon contact, de limaille de cuivre très fine et bien tassée dans 
le trou de la plaque de cuivre. Le dépôt de rosée apparaît comme 
