NOUVELLE FORME D’HYGROMÈTRE A CONDENSATION 91 
dans l’appareil de M. Crova, sous forme de taches sombres qui 
envahissent peu à peu la surface polie. 
Pour faciliter encore l’observation de ce dépôt, nous employons 
un système de contraste analogue à celui employé dans les ap¬ 
pareils de M. Régnault et de M. Alluard ; une plaque mince de 
cuivre argenté de 3 c. de hauteur (fig. 2) et dont les bords sont 
pliés à angle droit peut glisser sur la plaque de cuivre argentée 
sur laquelle se fait le dépôt de rosée; la face non argentée de cette 
lame est couverte d’une feuille de papier mince qui l’isole ther¬ 
miquement en partie du bloc de cuivre sur lequel elle glisse ; il 
en résulte que lorsque la température est celle du point de rosée 
pour le bloc de cuivre, elle n’a pas encore atteint cette valeur 
sur la petite lame qui reste brillante quelque temps encore après 
le moment où ce dépôt de rosée a commencé, et le contraste entre 
les deux surfaces voisines est très net. En abaissant encore un 
peu la température, la lame de contraste se ternit aussi par le 
dépôt de rosée ; pendant la période de réchauffement, elle per¬ 
met alors d’observer le moment exact de la disparition de la 
rosée sur le bloc de cuivre, puisqu’elle reste terne un peu après 
que la surface de condensation est devenue brillante. 
En enlevant le couvercle de la boîte AA, on enlève en même 
temps tout l’appareil de condensation qui, placé sur un support 
spécial (fig. 2), sert alors d’hygromètre à condensation à l’air 
libre tel que celui de M. Alluard. 
Les avantages que nous paraît présenter cette forme d’hy¬ 
gromètre sont, d’abord, de n’exiger que de petites quantités de 
liquide volatil, de fonctionner comme hygromètre à condensa¬ 
tion intérieure ou hygromètre à condensation à air libre et sur¬ 
tout de donner plus exactement que tous les appareils que nous 
connaissons, la température du dépôt de rosée. En effet, en ob¬ 
servant un thermomètre plongé dans le liquide volatil et un au¬ 
tre placé dans la plaque de cuivre rouge, nous avons constaté 
les différences suivantes; nous n’en donnons que quelques-unes : 
Tempér. dans le liquide. 
11°5 . . 
9°7 . . 
10°6 . . 
109 . . 
10°4 . . 
106 . . 
11°3 . . 
Tempér. dans le cuivre. 
. . . 12°7 
. . . 11°3 
. . . 11°3 
. . . 11°4 
. . . 10°9 
. . . 11°1 
. . . 11°8 
