OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 181 
L’air circule librement partout. Dans cet enclos sont placés : 
1° Un grand abri en bois et en zinc verni en blanc et contenant 
les thermomètres à maximum et à minimum, l’hygromètre à 
cheveu de Kopp, l’évaporimètre de Wild; cet abri est librement 
ouvert au Nord, le toit est à double paroi inclinée au Sud. 
2° Une pyramide triangulaire, dont l’arête regarde le Sud, la 
face Nord librement ouverte, contenant le thermomètre sec et le 
thermomètre mouillé. 3° Une cage à doubles jalousies, toit à 
double paroi, ouverte aussi au Nord. Elle contient un thermo¬ 
mètre enregistreur de Richard frères, à Paris, et un thermomètre 
ordinaire de station divisé en */ s de degré centigrade. 4® Le plu¬ 
viomètre est placé sur une tablette située au SW, à l’altitude de 
548 ram .70. On trouve encore dans cet enclos 3 thermomètres à 
mercure, à échelles divisées en 7 S de degré et dont les tiges ont 
des longueurs de l m , 0 m .50, 0 m .25. Ces instruments sont enfoncés 
dans le sol, la tige de chacun d’eux est protégée par un fort tube 
en bois goudronné, la boule du thermomètre est entourée d’un 
petit étui en fer rempli de mercure. Le thermomètre, plongeant 
à un mètre, pénètre dans le sous-sol de molasse, les deux autres 
sont dans la terre arable. 
Au Nord-Ouest de l’enclos, dans le jardin qui s’étend à côté 
du bâtiment, on a construit une tour en fer de 9 mètres de 
hauteur, le sommet en est donc à environ 565 mètres. Sur cette 
tour sont placés la girouette, modèle ordinaire des stations 
suisses, et un anémomètre de Robinson, dont les dimensions 
sont telles que chaque tour du moulinet correspond à 5 mètres 
de vent parcouru; l’instrument est muni d’un compteur de tours 
et d’un contact électrique pour l’enregistrement. Le bas de la 
tour est occupé par une chambre dans laquelle seront placés 
divers enregistreurs. Il n’y a, pour le moment, qu’un enregis¬ 
treur de la vitesse du vent. 
Le baromètre est placé dans une des pièces de l’appartement 
du concierge, la cuvette est à 555.80 mètres; c’est un instrument 
identique à celui qui existait à l’Asile, modèle ordinairement 
employé dans les stations suisses. — Un baromètre enregistreur 
de Richard frères donne les extrêmes de la pression et permet 
de déterminer à chaque instant la valeur de la pression atmos¬ 
phérique avec une exactitude suffisante s’il est contrôlé chaque 
jour, comme c’est le cas, par trois observations directes. 
L’observation des heures de soleil se fait au moyen du Sanshine 
recorder de Campbell, qui fonctionne dans plusieurs stations 
