80 BULL. 
H. DUFOUR 
SEP. 2 
L’aiguille de l’appareil A étant mise en vibration, son mou¬ 
vement est entretenu par l’électro-aimant auquel elle appar¬ 
tient ; si l’aiguille de l’appareil G a un mouvement de même 
période que celui de A, elle entrera aussi en vibration sous 
l’influence des aimantations et désaimantations successives de 
l’électro-aimant auquel elle appartient. Le même phénomène 
se produit pour l’ensemble B D, dont la durée de vibration 
peut être la même ou différente de celle du système A C. 
Pour obtenir diverses combinaisons de mouvements vibra¬ 
toires , il faut glisser les pièces M des deux électro-aimants 
d’un même couple, en avant ou en arrière, et faire glisser en 
outre leurs aiguilles en sens inverse pour en modifier la lon¬ 
gueur. La projection des courbes obtenues est très simple : il 
suffit de placer une lumière vive derrière la lame percée d’un 
trou, l’image réelle de ce trou fournie par la lentille se pro¬ 
jette sur un écran blanc L 
Pour obtenir la combinaison des mouvements vibratoires 
de même durée, on peut supprimer l’un des électro-aimants 
interrupteurs, et charger l’autre de régler la durée de vibra¬ 
tion des deux appareils G et D ; la figure ainsi obtenue, ellipse 
ou circonférence, reste plus longtemps invariable. 
Les combinaisons plus complexes correspondant à l’octave, 
la quinte, la quarte, etc., exigent naturellement l’emploi des 
deux interrupteurs, et que la durée de vibration des deux 
aiguilles d’un même couple soient dans un rapport simple 
avec la durée de vibration des aiguilles de l’autre couple. 
On obtient sans grande difficulté par tâtonnement chacune 
des figures connues, il suffit alors de marquer sur l’aiguille la 
position qu’elle doit occuper. 
Il est commode de disposer de plusieurs jeux d’aiguilles de 
diamètres différents. Avec une lumière suffisante, il est facile 
d’obtenir une circonférence de 40 à 60 centimètres de dia¬ 
mètre. 
1 Cette méthode de projection a été indiquée par M. Terquem. Journal 
-de physique , YI, p. 332. 1877. 
