308 BULL. F.-A. FOREL SEP. 24 
de chaque année. Gomme moyen de contrôle j’ai comparé 
les moyennes obtenues ainsi avec celles que m’ont données 
pour 1850-1854 les observations de Morges dont le repérage 
est absolument sûr. Or j’ai trouvé pour ces années 1851 à 
1854 un écart moyen de 35 mra entre les deux séries, les va¬ 
leurs de la série de Vevey étant plus hautes de ce chiffre que 
celles de Morges. 
Gomme le repérage des observations de Morges est parfai¬ 
tement certain, l’erreur réside donc dans les observations de 
Vevey et la correction de ces anciennes observations au lieu 
d’être G = + 234 mm 
devrait être G = + 199 mm . 
Je ne trouve pas dans la série des observations de Vevey 
l’explication de ce changement d’équation; en revanche je la 
trouve dans un fait que m’a appris M. Doret-de la Harpe, de 
Vevey; témoin de la réparation faite en janvier 1877 au lim- 
nimètre de Vevey, il a vu, lorsque l’on a sorti le flotteur, que 
le vase qui formait ce flotteur était en partie plein d’eau ; il 
évalue à environ trois centimètres l’erreur causée par cette 
eau qui chargeait le flotteur. Je suppose que cette eau est en¬ 
trée entre les deux époques auxquelles j’ai pu déterminer 
l’équation; que, en 1854, le flotteur étant vide d’eau la cor¬ 
rection était G = + 199 mm ; que, en 1870-1874, le flotteur à 
moitié plein d’eau la correction est devenue C = -h 234 mm . 
A quelle époque s’est faite cette entrée de l’eau? J’ai essayé 
de le déterminer en comparant les moyennes mensuelles et 
annuelles de Vevey avec celles d’autres séries parallèles d’ob¬ 
servations faites sur le lac , entr’autres avec les observations 
de Nyon; je ne suis arrivé à rien d’assez précis, les inégalités 
accidentelles entre les deux séries dépassant trop la faible 
différence qu’il s’agissait de retrouver. J’ai pris le parti de ré¬ 
partir la différence de 35 mm entre les 15 années qui séparent 
1854 et 1870, en donnant une correction de 35 mm à 1854 et de 
0 mm à 1870. L’erreur probable de ce fait est donc réduite à 
j^mm 
De 1876 à 1880 j’utilise les observations de mon limnographe 
