101 SEP. 
LIMNIMÉTRIE DU LÉMAN 
BULL. 385 
mette en mesure d’étudier la question sur ces bases; que l’on 
fasse dorénavant une ou plusieurs séries d’observations flu¬ 
viométriques, au-dessous de l’île de Genève, observations qui, 
plus tard, pourront être parallélisées avec celles du lac. 
§ XXXVII. — Instruction pour l’établissement de l’équation 
d’un limnimètre à flotteur. 
La hauteur absolue de l’échelle d’un limnimètre à flotteur 
ne peut être déterminée directement; il y a lieu de procéder 
par voie indirecte. 
On cherche à mesurer la hauteur de l’eau à un moment 
donné; une lecture du limnimètre faite au même moment, 
permet de tirer l’équation de l’instrument. Mais il est fort dif¬ 
ficile de déterminer d’une manière exacte la hauteur de l’eau; 
la surface d’un lac ou d’un port, même en temps calme, est 
agitée de tant de mouvements, vagues, vibrations, seiches, 
etc., que la précision suffisante ne s’obtient que par des répé¬ 
titions nombreuses de l’opération. 
Pour épargner le temps et la peine, il y a lieu de procéder 
de la manière suivante : 
Que l’on choisisse pour faire l’opération un jour de grand 
calme. 
Que l’on fixe contre un pilotis une échelle provisoire dont 
le pied plongera dans l’eau ; la règle du géomètre connue 
sous le nom de double-décimètre suffira parfaitement. Que 
l’on détermine par un nivellement la hauteur exacte du zéro 
de cette échelle provisoire. 
Que deux observateurs fassent simultanément, à l’appel 
d’un aide, des lectures chaque minute ou chaque deux mi¬ 
nutes, l’un sur l’échelle provisoire, l’autre sur l’échelle du lim¬ 
nimètre à flotteur. Au bout de dix lectures que les observa¬ 
teurs changent de rôle, que celui qui lisait au limnimètre 
prenne les lectures de l’échelle provisoire, et vice-versa. 
La moyenne de vingt lectures suffira pour donner, avec une 
grande précision, les éléments de l’équation du limnimètre. 
