400 BULL. H. PITTIER SEP. 4 
ordinaire à alcool, dont j’établis soigneusement l’équation 
plus tard. 
Le psychromètre qui fonctionna ensuite jusqu’en automne, 
m’avait été fourni par la Société genevoise pour la construc¬ 
tion d’instruments de physique. Les deux thermomètres mar¬ 
chaient exactement. Gomme les échelles ne descendaient pas 
suffisamment au-dessous de zéro, je jugeai prudent de le 
remplacer et j’obtins à cet effet du Bureau météorologique 
central l’instrument qui fonctionne encore actuellement. 
J’estime, avec beaucoup d’autres, que le psychromètre 
d’August est un instrument peu digne de confiance dès que la 
température n’atteint plus le point de fusion de la glace. Une 
cause d’erreur que j’ai été souvent à même de constater est 
le fait que le réservoir du thermomètre sec se couvre d’une 
fine buée ou d’un givre presque imperceptible, dont l’évapo¬ 
ration produit un refroidissement aussi considérable que celui 
causé par l’évaporation de la couche de glace du thermomètre 
humide. Il faudrait donc, dans ces cas-là, faire subir une cor¬ 
rection aux indications du thermomètre sec, pour avoir la 
température réelle de l’air. 
Au point de vue de l’humidité, on obtient des résultats plus 
précis en employant un bon hygromètre à cheveu que l’on 
vérifie à des intervalles très rapprochés. L’approximation est 
d’autant, plus suffisante que l’humidité de l’air varie considé¬ 
rablement d’un point à un autre, quel que soit leur rappro¬ 
chement et qu’on ne saurait avoir la prétention de caractéri¬ 
ser exactement l’humidité d’une localité par les résultats ob¬ 
tenus sur un seul point de celle-ci. En hiver, l’humidité ne 
subit pas, étant réservés les cas de fohn, des fluctuations bien 
considérables. Or, tant qu’il n’a pas à enregistrer de fortes 
oscillations, l’hygromètre à cheveu varie assez peu dans ses 
indications, ce qui est une raison de plus pour en recomman¬ 
der l’emploi. Dans les cas réservés plus haut, la température 
s’élève le plus souvent bien au-dessus du zéro et le psychro¬ 
mètre peut alors être de nouveau utilisé. 
L 'hygromètre à cheveu employé à Château-d’Œx provient 
