1 SEP. 
BULL. SOC. VAUD. SG. NAT. XVII, 86. 
BULL. 549 
MÉMOIRE 
SUR LE 
NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
DE L’OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE LAUSANNE 
PAR 
Henri DUFOUR et D r H. AMSTEIN 
professeurs à l’Académie de Lausanne. 
PI. XXVIII, XXIX et XXX. 
INTRODUCTION 
Les appareils enregistreurs prennent chaque année une 
place plus grande dans les observatoires météorologiques. 
Grâce à eux, en effet, on peut, au moyen d’un nombre 
relativement restreint d’observations directes, obtenir avec 
une exactitude suffisante, un nombre de chiffres aussi grand 
qu’on le veut, chiffres qui serviront ensuite dans les calculs 
des moyennes. A ce titre seul ces appareils sont devenus in¬ 
dispensables; mais les instruments enregistrant d’une manière 
continue ont en outre l’avantage de donner à l’observateur 
des renseignements qu’il n’obtiendrait pas au moyen d’obser¬ 
vations directes fréquemment répétées ; en effet, l’étude at¬ 
tentive de la forme de la courbe tracée par un enregistreur, 
ou de ce que nous appellerions volontiers l’allure de l’instru¬ 
ment, est souvent aussi précieuse et aussi intéressante que 
les valeurs absolues qu’on peut tirer de ses indications. 
Dans l’étude des variations de la pression barométrique, 
par exemple, tous ceux qui ont comparé les tracés fournis 
par un enregistreur à marche continue avec les résultats 
d’observations horaires savent combien, tout en restant iden¬ 
tiques dans leurs caractères généraux, les deux courbes peu¬ 
vent différer dans les détails, et combien sont précieux pour 
l’observateur ces détails du tracé continu qui permettent de 
36 
