550 BULL. H. DUFOUR ET H. AMSTEIN SEP. 2 
voir les modifications que la pression subit parfois en quel¬ 
ques minutes. 
On comprend donc l’importance acquise par les appareils 
enregistreurs dans les observatoires et pourquoi leur nombre 
est déjà si grand. Une chose cependant empêche encore que 
ces appareils ne soient plus répandus, c’est leur prix souvent 
très élevé. Les divers systèmes si ingénieux que l’on possède 
aujourd’hui sont la réalisation très parfaite d’idées originales, 
et ils font honneur aussi bien aux constructeurs qu’aux in¬ 
venteurs, mais les uns et les autres oublient souvent qu’il faut 
viser à la simplicité et au bon marché sans sacrifier l’exacti¬ 
tude , si on veut que les appareils enregistreurs se répandent 
dans toutes les stations. Ce sont ces considérations qui nous 
engagent à décrire ici le baromètre enregistreur d’une cons¬ 
truction simple que nous employons depuis deux ans avec 
avantage au laboratoire de physique de l’Académie de Lau¬ 
sanne. 
HISTORIQUE 
L’histoire du baromètre enregistreur à mercure a été faite 
avec beaucoup de soin et nous renvoyons les personnes que 
cette question intéresse aux mémoires spéciaux, entr’autres 
aux travaux de MM. H. Wild 1 et Radau 2 . 
On peut, nous semble-t-il, diviser ces instruments en quel¬ 
ques groupes qui les renferment tous. 
1° Enregistreurs photographiques, surtout employés en 
Angleterre ; le principe de ces appareils se devine. Un fais¬ 
ceau de lumière traverse la chambre barométrique et im¬ 
pressionne un papier sensible qui se déplace horizontale¬ 
ment. La colonne de mercure intercepte ce faisceau et à 
chaque déplacement de cette colonne correspond une va¬ 
riation dans la partie impressionnée du papier. 
1 H. Wild. Repertorium für Météorologie, Bd. III, 1874. III e partie, 
p. 118. Seïbstregistrirende Barometer. 
2 Radau. Zur Geschichte und Théorie des Wagharometers. Pogg. Ann. 
Bd. 188, p. 430. 1868. 
