5 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 553 
Dans ce mémoire nous donnerons d’abord la théorie ma¬ 
thématique du baromètre-levier, nous décrirons ensuite les 
deux instruments employés au laboratoire de physique de 
l’Académie de Lausanne ; puis nous indiquerons les résultats 
obtenus avec ces instruments. 
PREMIÈRE PARTIE 
Théorie du baromètre. 
■ 
Dans l’étude suivante, la colonne mercurielle sera considé¬ 
rée comme un fil parfaitement cylindrique. Elle pourra même 
être remplacée par une ligne pesante et homogène, car l’ex¬ 
périence prouve que dans une colonne oblique de petit dia¬ 
mètre le niveau du mercure n’est pas horizontal, mais pres¬ 
que perpendiculaire à l’axe du tube; d’ailleurs la section 
constante de la colonne disparaît des équations. 
Le tube se compose (voir fig. 2 pl. I) : 1° d’une tige AB de 
la longueur (a + b) ; 2° de deux tiges, BCh et A0 2 , perpendi¬ 
culaires à la première, chacune de la longueur h , et 3° de 
deux tiges courbes, O, M, et 0 2 M 2 , dont la longueur est va¬ 
riable, puisqu’il ne sera tenu compte du tube qu’en tant qu’il 
est rempli de mercure. 
A chaque angle <p (voir fig. 2) correspond une hauteur ba¬ 
rométrique déterminée. Les parties courbes du tube peuvent- 
elles être déterminées de manière que les variations de 
l’angle (p soient proportionnelles à celles de la hauteur baro¬ 
métrique? Tel est le problème qui se présente naturellement 
à l’esprit et dont la solution serait d’une haute importance 
théorique. 
Les tentatives qui ont été faites pour arriver à la solution 
de ce problème n’ont pas abouti. Ni l’une ni l’autre des deux 
solutions, présentées dans ce mémoire, ne satisfait complète¬ 
ment soit aux exigences de la science, soit aux besoins de la 
