7 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 555 
tandis que les coordonnées relatives S, H du centre de gra¬ 
vité de la courbe 0 2 M 2 sont 
Lorsque le baromètre est en équilibre dans une position 
quelconque, la somme des moments de toutes ses parties par 
rapport au point de suspension O est nulle. Les forces qui 
sollicitent l’appareil sont les poids de ses différentes parties. 
Gomme tels, elles sont proportionnelles aux longueurs de ces 
parties. Pour établir l’équation des moments, on peut se figu¬ 
rer que chaque force est appliquée au centre de gravité de 
la partie dont elle représente le poids, et il suffit de rempla¬ 
cer les poids par les longueurs respectives, puisque, par hy¬ 
pothèse, toutes les parties du baromètre sont parfaitement 
cylindriques et homogènes. De cette manière on obtient les 
moments suivants : 
1 
Moment de OB = — sin (p , 
1 
» BO* = k (b sin y — k cos (p ), 
» 0^ zz s \b sin cp + (X + k) cos (p -f- Y sin y >~], 
» OA = — i a 2 sin < p , 
1 
» A0 2 z= — k (a sin cp + — k cos (p ), 
» 0 2 M 2 = — a [a sin c/> -f k) cos (p — H sin 9 ]. 
L’équation des moments devient : 
