17 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
et dans l’équation des moments 
bull. 565 
■— + £ 0 + ( ^ — a + 2/o + r /o) ] <p + 
^ ri 
le premier membre est plus grand que le second 
pour <p zzl 0,1 de /* 2 ~ (f.i<p- — By^V) — 0,002302 
et pour <p — — 0,1 de f t = 0,003098. 
Pour savoir jusqu’à quelle valeur de <p on peut théorique¬ 
ment espérer que la formule h = l<p donne les valeurs 
de h justes à un demi-millimètre près, il suffit de poser 
ft = -|W 2 < 0,0005, 
d’où l’on tire 
<P < { 
/ 2.0,0005 
V 
ou 
9 '<\ 
/ Q ’ QQQ5 < 0,037268. 
/ 0,36 
Mais comme 
pour (p — + 0,037 , /j = 0,000222 
et pour (p — — 0,037, = 0,000517 
et que, pour différentes raisons, on ne peut pas savoir exac¬ 
tement l’influence que ces erreurs théoriques dans l’équation 
des moments exercent sur la marche de l’appareil, la théorie 
ne peut pas indiquer avec certitude les limites entre lesquelles 
les variations de l’angle (p restent proportionnelles aux varia- 
tiqns de la colonne barométrique. 
37 
