23 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 571 
La constante positive l étant arbitraire, on peut en disposer 
encore. Mais de deux choses il arrivera nécessairement l’une. 
Suivant qu’on choisit l très petit ou près de l’unité, les valeurs 
correspondantes de x seront relativement grandes ou petites. 
Dans le premier cas, la came prendrait des dimensions qui 
seraient en disproportion avec l’appareil, et il ne serait plus 
permis de négliger son poids. Dans le second cas, le poids 
additionnel qu’il faudrait employer serait trop considérable 
pour que l’appareil conservât sa sensibilité. 
Ainsi l’on voit que cette deuxième solution, bien que pré¬ 
férable à la première au point de vue de la théorie pure, n’en 
offre cependant pas les avantages pratiques. Elle a été don¬ 
née ici pour faire voir quelles sont les difficultés qui, jusqu’à 
présent, ont rendu impossible une solution satisfaisante du 
problème proposé. 
DEUXIÈME PARTIE 
Description du baromètre-levier. 
La théorie ne donnant aucune solution complètement satis¬ 
faisante du problème, il a fallu faire une série de recherches 
expérimentales pour déterminer la meilleure disposition à 
adopter dans la construction du baromètre. Dans ces recher¬ 
ches il faut tenir compte du fait que l’instrument doit être 
d’une construction facile, en outre certaines considérations 
pratiques obligent à sacrifier quelques-unes des indications 
que la théorie démontre être nécessaires pour obtenir une 
proportionnalité approchée. 
Pour être utile, l’appareil doit être: 1° exact, 2° sensible, 
3° donner une amplification suffisante ; amplification qui du 
reste peut être différente pour les diverses hauteurs baromé¬ 
triques, pourvu qu’elle soit Connue. 
