25 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 573 
Grâce à cette disposition, le tube barométrique oscille dans 
un plan vertical, perpendiculaire à l’arête des couteaux. Une 
tige légère terminée par une aiguille très fine est placée dans 
le prolongement du tube ët se meut devant une règle rr divi¬ 
sée en Va millimètres. Dans certains cas un poids P était 
placé sur le tube barométrique et permettait, par son dépla¬ 
cement, de faire varier l’amplification. 
Les mesures se font de la manière suivante. Un cathéto- 
mètre TT (fig. 8) est fixé bien verticalement à un mètre envi¬ 
ron du plan d’oscillation du tube barométrique ; la lunette L du 
cathétomètre étant horizontale et dans la position 1, on vise 
la partie supérieure de la colonne de mercure contenue dans 
le tube barométrique B, puis on lit la position que la lunette 
occupe sur l’échelle du cathétomètre; cela fait on amène la 
lunette dans la position 2 et on vise l’extrémité de la colonne 
de mercure dans la branche ouverte du tube barométrique, 
on lit également la position de la lunette sur l’échelle, la dif¬ 
férence entre les deux lectures donne en millimètres la hau¬ 
teur de la colonne de mercure contenue dans le tube. 
Cette hauteur correspond à une certaine position du style 
devant la règle divisée rr, on note cette position. Dans cette 
première opération nous supposons le robinet R ouvert. La 
lecture cathétométrique faite dans ces conditions permet de 
juger si le tube est bien construit puisque la hauteur observée 
est la hauteur barométrique, cette hauteur est comparée à 
celle du baromètre normal placé dans la même salle. 
Cette première opération faite, on incline le tube baromé¬ 
trique , à gauche ou à droite d’une certaine quantité, puis on 
ferme le robinet R et on abandonne le tube à lui-même ; après 
quelques oscillations il prend une position fixe, on lit de nou¬ 
veau au cathétomètre la différence de niveau des ménisques 
de mercure, puis la position du style s sur l’échelle. Cette 
opération est répétée pour 15 ou 20 positions différentes du 
tube barométrique, on obtient ainsi 15 ou 20 points qui per¬ 
mettent de construire la courbe de l’amplification de l’instru¬ 
ment. Cette courbe serait une droite si l’amplification était 
