27 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 575 
PL I, comme étant les pins faciles à réaliser et étant celles 
qui donnent les meilleurs résultats. 
A titre d’exemple nous donnons dans la troisième partie 
la graduation de l’un de nos baromètres tel qu’il est employé 
depuis quelques mois. 
Le laboratoire possède actuellement deux instruments, l’un 
à tracé continu, l’autre à pointage d’heure en heure. La plan¬ 
che II donne une vue d’ensemble du premier de ces ap¬ 
pareils. 
Le tube barométrique A, B, G, D, E, F a les dimensions sui¬ 
vantes : 
Longeur AB = EF = 130 mm 
» BG = DE — 220 mra 
» CD = 713 mm 
Diamètre intérieur du tube 6 mm 
Le tube est serré au point O par un collier qui porte les 
couteaux, exactement semblable à celui décrit précédem¬ 
ment (page 572) et représenté dans la figure 7, PL I, et fig. 2, 
PLU 1 . 
Le point de suspension O du tube est situé dans cet appa¬ 
reil à 281 mm de G et à 432 mm de D. Une console en fonte est 
solidement fixée contre le fond de l’armoire qui protège l’ins¬ 
trument. Sur celte console on a vissé la pièce L, fig. 2, qui 
porte deux plans d’acier pp sur lesquels reposent les deux 
couteaux GG. La figure 2 représente à une échelle plus grande 
que celle de la figure 1, l’extrémité de la console K, la plaque 
de laiton L et le collier de suspension. 
1 Dans un autre appareil on a employé pour soutenir le tube le mode 
de suspension représenté dans la figure 3, PL II, qui est analogue à celui 
imaginé par M. Hasler pour suspendre le fléau du baromètre-balance de 
M. Wild. On voit que le collier est soutenu par deux ressorts métalliques 
MM qui se fixent en A et en B contre les extrémités du support en laiton 
L représenté dans la figure 2, PL IL Lorsque le tube barométrique s’in¬ 
cline, les lames métalliques verticales MM fléchissent un peu à gauche ou 
à droite. Ce mode de suspension est préférable si le tube barométrique 
est très lourd. Dans le cas d’un tube léger la suspension sur couteaux est 
plus délicate. 
