39 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 577 
ques aux précédentes. L’un des cylindres R peut se déplacer 
un peu dans un plan horizantal, il est pressé contre l’autre 
par deux ressorts, de sorte que la bande de papier est serrée 
entre eux. L’axe du cylindre R' se prolonge et porte 3 pou¬ 
lies de diamètres différents, tournées dans la même pièce de 
bois. (La figure 1, PI. II, ne montre en P que la plus grande de 
ces poulies.) 
Le mouvement est produit par l’horloge H, placée sur l’un 
des côtés de l’armoire qui protège l’appareil. Cette horloge 
est à poids et marche six jours sans être remontée, la hau¬ 
teur de l’armoire étant de l m 30. Le poids, qui n’est pas 
visible dans la figure, est suspendu à une corde; cette corde, 
au lieu de descendre verticalement sous l’horloge, passe 
d’abord sur un petit treuil T (représenté à part, fig. 5, PL II), 
de là elle descend verticalement dans l’armoire. Le treuil est 
ainsi mis en mouvement par la descente du poids. Enfin, un 
cordon sans fin/,/,/(fig. 1) réunit l’une des trois poulies du 
treuil (fig. 5) à l’une des trois poulies montées sur l’axe du 
cylindre de laiton; ce cylindre, en tournant, entraîne le pa¬ 
pier. En combinant les six poulies deux à deux on peut ob¬ 
tenir ainsi neuf vitesses différentes de déroulement du papier. 
La vitesse que nous avons adoptée est de 4 ram par heure. 
Le pointage des heures se fait au moyen d’un électro¬ 
aimant, dont l’armature est montée sur un levier droit, analo¬ 
gue à celui du récepteur du Morse. Ce levier est terminé par 
une pointe qui fait toutes les heures un trou sur le bord du 
. 
papier. 
Le courant de la pile (élément au sel ammoniac) est établi 
par l’aiguille des minutes qui ferme le contact c, lorsqu’elle 
passe sur l’heure XII. 
Il nous reste à décrire un dernier appareil indispensable 
pour que l’instrument marque sans retard les variations de 
la pression barométrique. On sait que lorsqu’on fait une lec¬ 
ture au baromètre, il faut frapper légèrement sur le tube de 
l’instrument pour détruire l’adhérence du mercure, et pour 
que ce liquide prenne sa position d’équilibre. Cette nécessité 
