31 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 579 
est ainsi constamment ébranlé et obéit immédiatement aux 
variations de pressions, comme le montrent les courbes re¬ 
produites dans la PI. III. 
Telles sont les pièces principales de l’appareil à marche 
continue que nous employons depuis deux ans et qui nous 
satisfait entièrement l . 
L’appareil précédent est le premier que nous ayons cons¬ 
truit; nous avons bientôt éprouvé le besoin d’avoir un second 
instrument donnant des observations horaires, et nous avons 
réservé l’appareil à marche continue et à grande amplification 
pour les études de certains détails de tracés, tels que les varia¬ 
tions barométriques brusques au moment des orages, etc., etc. 
Ce second instrument ne diffère du premier que par le 
mode d’enregistrement. Le tube supporte à la partie infé¬ 
rieure une lame de laiton mince, terminée par une pointe 
d’acier. Le pointage se fait électriquement au moyen de l’ap¬ 
pareil de M. Hipp 2 , appareil analogue à celui construit par 
MM. Hasler et Escher pour le baromètre-balance de M. Wild 3 . 
La principale différence est que dans l’instrument de MM. 
Hasler et Escher un électro-aimant sert à produire le poin¬ 
tage et que le recul de l’armature détermine l’avancement du 
papier qui suit ainsi le pointage, tandis que dans l’appareil de 
M. Hipp il y a deux électro-aimants indépendants, l’un déter¬ 
mine le pointage et l’autre l’avancement du papier. Il faut 
naturellement que l’horloge produise deux contacts électri¬ 
ques successifs. Dans l’appareil que nous employons, les deux 
1 II faut remarquer que les divers points de la tige de verre ne se dé¬ 
placent pas de la même quantité, puisque cette tige oscille autour de s ; 
mais le déplacement de l’extrémité de cette tige étant très petit (l mm 5 en¬ 
viron), et le style ne s’approchant jamais à plus de 20 cent, du point s et 
ne s’éloignant pas à plus de 32 cent., l’effet produit sur le style est de le 
soulever de 0 mm 5 à 0 mm 75 suivant la position qu’il occupe. On peut donc 
admettre que cet effet est très sensiblement le même que celui qui serait 
produit par un déplacement de la tige de verre parallèlement à elle- 
même. 
2 Voir Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel, 
1865, p. 49. 
3 Repertoriim fur Météorologie. 1874, Bd III, p. 131. 
