33 sép. 
LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
BULL. 581 
TROISIÈME PARTIE 
Résultats obtenus. 
Nous devons examiner maintenant si les instruments dé¬ 
crits réalisent les conditions nécessaires d’exactitude et de 
sensibilité, puis comment varie l’amplification. 
La condition d 'exactitude est remplie, pour les deux instru¬ 
ments, entre des limites plus étendues que celles entre les¬ 
quelles ils doivent fonctionner. C’est-à-dire, qu’entre ces li¬ 
mites, à chaque hauteur barométrique ne correspond qu’une 
position du tube et réciproquement. Cette condition ne suffit 
pas encore, il faut s’assurer en outre que le tube occupe bien 
la même position pour la même pression mesurée pendant que 
le baromètre monte ou pendant qu’il baisse. Cette condition 
n’est remplie que si les ménisques de mercure dans les deux 
branches conservent pendant les deux périodes la même 
courbure. Pour obtenir ce résultat, l’ébranlement de l’appa¬ 
reil avant le pointage est nécessaire; nous avons vu comment 
cet ébranlement est produit, et l’expérience nous a montré 
que ce procédé suffit pour atteindre le but proposé. 
La sensibilité telle que nous l’avons définie est complète¬ 
ment satisfaisante, comme le montrent les fig. 1, 2 et 3, PL III. 
Ces courbes reproduisent en vraie grandeur les tracés de 
l’appareil à marche continue pendant des variations rapides 
de la pression barométrique. 
La fig. 1 représente les variations de la pression baromé¬ 
trique pendant la nuit très orageuse du 19 au 20 août 1881. 
A 10 h. 25 m., une forte averse mélangée de grêle est tombée 
à Lausanne; d’autres averses, accompagnées de coups de 
tonnerre assez violents, se sont succédé jusqu’au matin. Nous 
n’avons malheureusement pas pu contrôler par des mesures 
directes la marche de l’instrument pendant cette nuit-là. 
L’appareil a tracé cette courbe au laboratoire, dans un bâ¬ 
timent complètement inhabité et loin de tout ébranlement 
38 
