582 BULL. H. DUFOUR ET H. AMSTEIN SEP. 34 
artificiel. Le baromètre est enfermé dans une armoire vitrée, 
scellée contre le mur dans une salle fermée. 
La fig. 2, PI. III, représente le tracé du même instrument le 
21 août, pendant qu’un orage accompagné de grêle se dé¬ 
chaînait , entre 2 et 3 heures, sur le district de Morges, où il 
détruisait la plus grande partie de la récolte des vignes. Cette 
courbe présente quelque intérêt, car elle nous a permis de 
nous assurer par des observations directes que l’instrument 
obéit sans retard aux variations même très rapides de la 
pression. 
A Lausanne, une forte pluie d’orage commençait à tomber 
à 2 h. 20 m.; elle était bientôt accompagnée d’une chute de 
grêle qui dura trois minutes. Le baromètre de la station (ba¬ 
romètre météorologique suisse) marquait 714 mm .7 à 0°, à 
2 h. 20 m.; cinq minutes plus tard, il marquait 715 Tnm .6 à 0°. 
La baisse fut moins rapide que la hausse ; à 2 h. 45 m., la 
hauteur barométrique était 715 mm .2; enfin à 3 h., 715 rara .O. On 
voit que cette variation rapide a été exactement reproduite 
par l’enregistreur. L’amplification donnée par l’instrument 
est de 4 mm pour l mm . 
Dans ce cas, comme nous l’avons souvent observé, l’aug¬ 
mentation de pression a précédé de très peu l’abondante chute 
de pluie et de grêle chassée par un fort coup de vent du nord- 
ouest. 
La fig. 3, PL III, reproduit la courbe tracée par l’enregis¬ 
treur le 11 juin 1880. Les variations de la pression résultent 
dans ce cas d’ondées abondantes et fréquentes, séparées par 
des périodes pendant lesquelles le soleil brillait avec éclat. 
Cette courbe, tracée par un autre tube barométrique, est à 
l’échelle de 2 mm .3 pour l mm . 
Ces exemples suffisent pour montrer que le baromètre- 
levier a une sensibilité suffisante pour indiquer fidèlement les 
variations rapides de la pression atmosphérique. Cet appareil 
a donc toutes les qualités spécialement requises d’un enre¬ 
gistreur à marche continue. 
Nous avons indiqué précédemment le principe de la mé- 
