35 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 583 
thodè employée pour déterminer Y amplification de l’instru¬ 
ment; nous donnons dans les pages suivantes, à titre d’exem¬ 
ple, le détail des mesures faites pour graduer l’enregistreur à 
pointage sec, et le résultat de cette opération. 
Le tube barométrique a la forme représentée dans la fig. 8, 
PL I ; ses dimensions sont les suivantes : 
Hauteur DE = 709 mm . 
CD = 210 mni . 
EF — 210 mm . 
Le couteau est à 282 mm du point D. — La pointe du style à 
50 centimètres du couteau. 
On a déterminé au cathétomètre les différences de niveau 
des deux ménisques pour 33 positions du tube. Quelques- 
unes de ces positions étant très rapprochées, on a pris la 
moyenne arithmétique des hauteurs qui leur correspondent, 
ainsi que des distances du style à la ligne de foi, et on a ob¬ 
tenu ainsi 25 points différents qui ont servi à déterminer la 
courbe de l’amplification. 
Cette courbe a été construite en prenant pour abscisses les 
hauteurs cathétométriques observées, et représentées à l’é¬ 
chelle de 10 mm pour l mm , et pour ordonnées des distances des 
divers points à la ligne de foi, à l’échelle de 5 mm pour l mm . 
Une réduction de cette courbe est représentée sur la planche 
III, fig. 4. 
C’est sur la courbe originale qu’on a relevé les chiffres 
contenus dans le tableau I. Un second tableau, que nous ne 
reproduisons pas ici, puisqu’il ne sert que pour un instru¬ 
ment particulier, donne les hauteurs barométriques corres¬ 
pondant aux distances du style à la ligne de foi, mesurées de 
millimètre en millimètre. Ce tableau et la courbe permettent 
également de réduire les observations relevées sur le papier 
en hauteurs barométriques vraies. Les distances des divers 
points à la ligne de foi sont mesurées au compas et transpor¬ 
tées sur une échelle métrique donnant le 0 mm .l. 
