39 SEP. LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 587 
La première colonne contient les résultats du relevé des 
points sur le papier; la seconde, la hauteur barométrique 
calculée par la formule et corrigée par l’addition de la cons¬ 
tante 0 mm .2 indiquée précédemment ; la troisième, la hauteur 
barométrique relevée sur la courbe et corrigée comme dans 
la colonne 2; la quatrième donne la hauteur du baromètre 
météorologique suisse; enfin les cinquième et sixième co¬ 
lonnes contiennent les différences. 
On voit que les différences entre les résultats fournis par 
l’enregistreur et ceux donnés par les lectures directes varient 
entre 0 mm .04 et 0 mm .26. C’est-à-dire que l’erreur d’observation 
- résultant d’une lecture faite au hasard sur l’enregistreur n’at- 
'teint pas 0 mm .3. Il faut remarquer que le baromètre météoro¬ 
logique suisse ne permet de mesurer que 0 mm .l. 
La différence des résultats entre les observations directes et 
les indications de l’enregistreur peut être réduite dans la pra¬ 
tique si l’observateur fait chaque jour, comme c’est l’usage, une 
ou deux lectures barométriques directes, au moyen desquelles 
on établit la correction de l’enregistreur pour la journée.. 
• Le baromètre-levier ne comporte-t-il pas une précision 
plus grande ? Plusieurs raisons nous portent à croire que 
l’exactitude de ses indications peut être supérieure à celle 
qui résulte des observations précédentes. 
En effet, l’instrument qui a servi à ces mesures est un ap¬ 
pareil d’étude construit en grande partie au laboratoire, avec 
des pièces dont plusieurs n’ont pas la perfection mécanique 
qu’elles auraient si elles avaient été construites par un méca¬ 
nicien habile. Les couteaux de suspension, entr’autres, pour¬ 
raient être beaucoup plus délicatement construits. Une autre 
cause d’erreur plus importante encore et inévitable dans les 
conditions données, résulte des erreurs possibles dans les 
mesures cathétométriques qui ont servi à la graduation de 
l’appareil. 
Nous avons dit précédemment que lorsque les lectures 
sont soigneusement faites, deux mesures successives peuvent 
ne pas différer de plus de 0 mm .10; l’excellent cathétomètre 
