41 SEP. 
LE NOUVEAU BAROMÈTRE ENREGISTREUR 
BULL. 589 
CONCLUSION 
En résumé, le baromètre-enregistreur que nous venons de 
décrire présente les propriétés suivantes : 
Le tube barométrique est d’une construction facile et d’un 
prix peu élevé. 
Les variations de la pression atmosphérique se transfor¬ 
ment immédiatement et sans aucun intermédiaire en dépla¬ 
cements du style inscripteur, qui forme corps avec le tube 
barométrique lui-même. 
On peut donner à l’appareil l’amplification qu’on désire, 
soit en faisant varier la distance du point de suspension au 
centre de gravité, soit en faisant varier la longueur des bras 
horizontaux. 
L’appareil est à peu près indépendant des variations de 
température. 
La surface de mercure en contact avec l’air est très petite, 
de sorte que l’altération de cette surface ne peut modifier que 
très peu et très lentement les indications de l’instrument. 
La légèreté de l’appareil permet une suspension simple et 
assure à l’instrument une grande sensibilité ; il se prête très 
bien à l’enregistrement continu et à l’étude des variations ra¬ 
pides de la pression atmosphérique. 
De tous les baromètres-enregistreurs à mercure que nous 
connaissons, le baromètre-levier est celui qui peut être cons¬ 
truit au prix le plus bas, tout en conservant une exactitude 
suffisante pour les besoins de la pratique *. 
Nous rappelons en terminant un fait qui est très connu, 
mais qu’on oublie souvent d’utiliser, c’est que le principe sur 
lequel repose la construction du baromètre-levier est un 
1 Le baromètre à enregistrement continu nous a coûté 150 fr. ; celui à 
pointage sec 250 fr. ; le prix de l’appareil de pointage est à lui seul de 
198 fr. 
