16 juin 1880 
XIX 
Communications scientifiques. 
M. Schnetzler, professeur, traite des couleurs des fleurs et 
du passage de Pune à l’autre par des réactifs acides ou alcalins 
contenus dans les tissus des végétaux. Il accompagne sa com¬ 
munication de nombreuses expériences bien réussies. (Voir aux 
mémoires.) 
M. H. Dufour , professeur, présente à la Société le photomètre 
chimique dont il a donné précédemment la description. 
Le mélange sensible est le même que celui que MM. Bunsen et 
Roscoe ont employé, c’est-à-dire le chlore et l’hydrogène obtenus 
par la décomposition de l’acide chlorhydrique. Le procédé de me¬ 
sure consiste à déterminer Pintensité du courant nécessaire pour 
décomposer à chaque instant une quantité d’acide chlorhydrique 
égale à la quantité de chlore et d’hydrogène combinées sous l’ac¬ 
tion de la lumière. L’appareil se compose de deux boules identiques 
réunies par un tube en U muni d’un robinet ; Pune des boules A con¬ 
tient dans sa partie inférieure du HCl et deux électrodes de char¬ 
bon, la branche du tube en U qui pénètre dans cette boule traverse 
la solution et s’ouvre près de la partie supérieure du ballon. La se¬ 
conde boule B contient de l’acide sulfurique qui occupe aussi la 
branche correspondante du tube , ainsi que sa partie horizontale et 
s’élève jusqu’à une certaine hauteur dans le tube communiquant 
avec la boule à HCL 
On fait passer d’abord un courant électrique prolongé dans l’acide 
chlorhydrique pour le saturer de Cl et d’H, et pour diminuer en 
même temps le titre de la solution, de telle sorte qu’elle soit suscep¬ 
tible d’absorber rapidement l’acide chlorhydrique gazeux à mesure 
qu’il se forme. L’appareil amené au degré de sensibilité voulue reste 
constamment identique à lui-même puisqu’il est absolument fermé 
et que toutes les réactions se font en vase clos. 
Les deux boules sont exposées à la lumière, le chlore et Phydro- 
gène se combinent, et le HCl produit est absorbé à mesure qu’il 
se forme, il se produit un vide partiel dans Pune des boules , et la 
colonne d’acide sulfurique s’élève. Pour empêcher l’ascension de 
l’acide, il faut que le courant électrique ait à chaque instant u„ne 
intensité telle qu’il décompose une quantité d’acide égale à celle 
formée sous l’action de la lumière. Cette méthode de mesure est la 
méthode statique, elle se prête facilement à l’enregistrement automa¬ 
tique des variations d’intensité de la lumière. 
On peut aussi employer un mode de mesures dynamiques , qui con¬ 
siste à mesurer le temps nécessaire pour que la lumière produise 
toujours la même quantité de HCl, puis après chaque mesure on fait 
passer un courant pour rétablir l’appareil dans l’état primitif. Les 
observations pèuvent se succéder avec une grande rapidité. 
Par sa construction même , les variations barométriques et ther¬ 
mométriques n’ont pas d’effet sur le mouvement de la colonne indi¬ 
catrice , puisque l’appareil est fermé et compensé. La sensibilité de 
l’appareil est variable d’un instrument à l’autre, mais constante pour 
un même appareil, de sorte que les indications d’instruments diffé¬ 
rents sont proportionnelles. (Voir aux mémoires.) 
