94 BULL. 
L. DUFOUR. 
SEP. 94 
Comparaisons avec le pyrhéliomètre direct. — Evaluations 
en chaleur absolue. 
31. Assez longtemps après l’époque où ont été faites 
les observations dont il a été question jusqu’ici, j’ai eu à 
ma disposition un pyrhéliomètre. Il m’a paru intéressant 
de comparer les indications de cet instrument avec celles 
des boules qui m’avaient servi et de transformer en quan¬ 
tités absolues de chaleur les données toutes relatives four¬ 
nies par ces boules. 
Le pyrhéliomètre employé est absolument semblable à 
celui qu’a décrit et utilisé M. Pouillet sous le nom de 
pyrhéliomètre direct. — Le thermomètre est divisé en cin¬ 
quièmes de degrés; le bouchon que traverse sa tige est 
de caoutchouc afin d’empêcher, autant que possible, le 
passage de la chaleur de l’eau du pyrhéliomètre aux autres 
parties de l’instrument. La surface exposée au soleil est 
celle d’un disque de dix centimètres de diamètre, d’argent 
mince, formant la base du cylindre aplati contenant l’eau. 
Cette surface a été soigneusement recouverte d’une couche 
de noir de fumée velouté ( 17 ). 
On sait en quoi consiste la méthode indiquée par Pouil¬ 
let et généralement employée depuis lui pour faire usage 
de cet instrument. On observe l’effet de l’air ambiant avant 
puis après l’exposition au soleil, et on en déduit la correc- 
( 17 ) Dans tout ce chapitre, je me base sur les indications du 
pyrhéliomètre pour calculer la quantité de chaleur fournie par 
le soleil conformément aux travaux de Pouillet et d’autres ; mais 
je ne méconnais pas la justesse des critiques qui peuvent être 
adressées à cet instrument. Le noir de fumée diffusant un peu 
la chaleur rayonnante, l’appareil doit donner des valeurs trop 
faibles. 
