A SËP. MANOMÈTRE A DEUX LIQUIDES. BULL. 655 
Il est cependant à remarquer que dans le premier ap¬ 
pareil la dénivellation se produit dans deux sens, tandis que 
dans le second elle a lieu toute entière dans une seule 
direction. Au point de vue pratique, l’avantage pourrait 
donc, de ce côté-là, rester au manomètre décrit par M. 
A chard. 
Voici du reste, pour terminer, les résultats que four¬ 
nissent les formules (A) et (Ab) pour différentes valeurs 
de de d et de à' : 
LH 
Dia- 
Dia- 
Rapport des 
sections 
æ 
D 2 
Densité 
d 1 
Diffé¬ 
AMPLIFICATION 
mètre 
d 
mètre 
D 
Densité 
d 
rence 
d-d' 
1 er appareil 
211 
V 
l 6 appareil 
H' 
V 
31,6 
i 
i i 
' 1.00 
0.80 
0.20 
4.54 
4.09 
t/ 
40 j 
1 
! 0.90 
0.85 
0.05 
14.10 
10.60 
1 
1 1.00 
0.80 
0.20 
4.81 
4.58 
5 
50 
1 ' 
1 1.00 
0.95 
0.05 
16.80 
14.40 
ioo : 
I 0.90 
0.85 
0.05 
17.10 
14.81 
! 
i 
i 
, 0.80 
0.75 
0.05 
17.40 
15.26 
5 
100 
1 
1 1 
' 1.00 
0.90 
0.10 
9.78 
9.54 
400 j 
1 
! 0.90 
0.85 
0.05 
19.18 
18.39 
Pour lire l’instrument, on emploiera une échelle mobile 
placée entre les deux tubes, et dont on amènera le zéro 
au niveau inférieur du liquide coloré, 
