F.“À* FOREL, 
514 BULL* 
sép. 51 
mesurer la durée des seiches, suffisamment sensible pour 
enregistrer les plus petites seiches dont l’amplitude n’at¬ 
teint souvent pas même le millimètre, un appareil capable 
en même temps de noter les seiches les plus fortes et les 
plus amples, un appareil enfin disposé de telle sorte qu’il 
ne se laissât pas influencer par les vagues du vent ; l’ap¬ 
pareil devait encore être assez transportable pour que je 
pusse facilement aller répéter mes observations sur les 
diverses rives de notre lac, et même sur d’autres lacs. 
L’appareil, quej’appelleP/ém^ramè£re(de ntypopa, marée), 
répond parfaitement à ces trois desiderata. 
J’établis dans la grève un bassin de terre ou de métal, 
A. fig. 10, de telle sorte que le fond en soit à deux ou 
trois centimètres au-dessous du niveau moyen du lac NN' ; 
si le lac est agité, je protège mon bassin contre les 
vagues par une digue suffisante en pierres. Je mets le 
bassin en communication avec le lac par un siphon en 
tube de caoutchouc a a a a ; ce siphon une fois amorcé, 
il se détermine des courants d’entrée du lac dans le bassin 
quand le niveau du lac est plus élevé, de sortie du bassin 
dans le lac quand le niveau du lac est plus bas que l’eau 
du bassin. Le mouvement d’élévation et d’abaissement du 
niveau de l’eau des seiches, se traduira donc par un mou¬ 
vement alternatif d’entrée et de sortie de l’eau. Pour 
rendre visibles ces courants, j’intercale sur la longueur 
du siphon de caoutchouc et aussi près que possible du 
bassin, un tube de verre de même calibre L B, et dans 
ce tube je laisse circuler un flotteur f; aux deux extrémi¬ 
tés du tube de verre, de petites spirales en fil de laiton, 
^ 6, empêchent le flotteur d’entrer dans le tube de caout¬ 
chouc. Ce flotteur, qui est une petite sphère en liège, 
allourdi par un peu de plomb jusqu’à la densité exacte 
