52 SÉP. SEICHES DU LAC LÉMAN. BULL. 515 
de l’eau, indique par ses déplacements les mouvements 
les plus faibles des courants d’entrée ou de sortie de 
l’eau. 
Les dimensions de l’appareil que j’ai employé avec 
succès soit dans le lac Léman, soit dans d’autres lacs 
suisses sont : 
Bassin de zinc. Longueur 37 centimètres, largeur 25, 
profondeur 12. 
.Longueur totale du siphon, 3 mètres. 
Longueur du tube de verre, 30 centimètres. 
Calibre du siphon de caoutchouc et du tube de verre, 
7 millimètres de diamètre. 
Diamètre du flotteur, 6 */a millimètres. 
Etudions maintenant le jeu de cet appareil et voyons s’il 
fonctionne à souhait. 
Le tube de communication, le siphon qui réunit les 
deux nappes d’eau, tend à les mettre à l’état d’équilibre, 
et toute dénivellation de l’une des deux nappes déter¬ 
mine un courant qui corrigera cette différence de niveau. 
Il en résulte que le niveau du bassin tend sans cesse à 
suivre dans ses dénivellations le niveau du lac et qu’il 
s’établit dans le bassin des variations de niveau dans le 
même sens que celles du lac ; il en résulte, d’autre part, 
que la direction des courants, indiquée par le flotteur, 
nous montre laquelle des deux nappes d’eau est la plus 
élevée. 
Mais le calibre du siphon étant fort petit par rapport à 
la surface du bassin, la lumière du tube étant du reste 
obstruée en grande partie par la sphère de liège du flot¬ 
teur, il ne peut entrer qu’une petite quantité d’eau dans 
le bassin quand il en faudrait beaucoup pourrétablir l’état 
