BULL. 517 
54 SÉP. SEICHES DU LAC LÉMAN, 
myramètre précèdent toujours de quelque chose ces mo¬ 
ments. 
Cette valeur ag, ch, etc., qu’il faut donc ajouter à l’heure 
indiquée par le plémyramètre, si l’on veut avoir le com¬ 
mencement exact de la seiche haute ou basse, cette 
valeur est-elle toujours la même ? Non. 
D’une part, sa durée est commandée par la construction 
de l’appareil, parle jeu plus ou moins grand qui est laissé 
entre les parois du tube en verre du siphon et la sphère du 
flotteur. Moins il pourra s’écouler d’eau dans le siphon, 
plus le niveau du bassin sera constant, et plus petite sera 
cette valeur ag, ch. 
D’une autre part, la durée de cette valeur dépend de l’am¬ 
plitude des seiches. Si la dénivellation du lac est très forte, 
la différence de pression entre les deux colonnes d’eau qui 
agissent sur les deux extrémités du siphon sera très forte 
aussi, et l’eau sera chassée en plus grande quantité dans 
le tube. Si, au contraire, l’amplitude des seiches est faible, 
le niveau du bassin restera presque constant. 
Quoiqu’il en soit, le plémyramètre donnera d’autant plus 
exactement le moment des seiches haute et basse que son 
bassin représentera mieux le niveau moyen, et pour cela 
que le flotteur fermera mieux l’orifice du tube, que le siphon 
aura un calibre plus faible relativement à la surface du 
bassin, enfin que le siphon lui-même sera plus long. 
Nous verrons plus loin qu’il est une autre manière de 
sensibiliser le plémyramètre en lui donnant des propor¬ 
tions et des qualités inverses de celles que nous recher¬ 
chons à présent. 
Gomme j’aurai à utiliser fréquemment les constructions 
graphiques, je dois expliquer le mode de notation que j’ai 
adopté. 
