F.“A. FOREL. 
518 BULL. 
SÉF. 55 
La ligne mnop m'n'o'p ' de la fig. Il, me servira à 
cette démonstration. Je désigne par une ligne oblique de 
bas en haut mn le transport du flotteur de l’arrêt L à 
l’arrêt B , indiquant le commencement du courant d’entrée 
ou le commencement de la seiche haute. Le trait hori¬ 
zontal no sur la ligne supérieure représente le temps pen¬ 
dant lequel le flotteur est accollé contre l’arrêt B du côté 
du bassin ; la longueur de ce trait indique la durée de la 
seiche haute. 
Le trait oblique de haut en bas op indique le transport 
du flotteur vers l’arrêt L , du côté du lac, le commence¬ 
ment de la seiche basse. La ligne pm' représente la durée 
de la seiche basse. 
Dans toutes les figures qui vont suivre à partir de la fig. 
14, f échelle adoptée pour les temps est de l mm pour une 
minute. 
Je viens d’expliquer le fonctionnement général du plé- 
myramètre. Suivons-le maintenant dans ses détails. 
1° La sensibilité de l’appareil peut être augmentée à 
volonté. Gomme c’est par le déplacement d’un flotteur, 
sous l’influence des courants, que se fait l’observation, plus 
ces courants seront énergiques, plus l’observation sera 
facilitée. Or, nous augmenterons à volonté l’intensité des 
courants en agrandissant la surface du bassin ou en dimi¬ 
nuant le calibre du siphon. J’ai indiqué les dimensions de 
l’appareil qui a fonctionné très suffisamment pour mes 
observations dans tous les lacs suisses où je l’ai mis en 
activité ( d ). 
0) Je dois cependant faire remarquer que la sensibilité de 
mon plémyramètre n’était pas tout-à-fait suffisante pour l’étude 
que j’ai faite des seiches du petit lac de Bret, comme nous le ver¬ 
rons plus bas. 
