BULL. 519 
56 SÉP. SEICHES DU LAC LÉMAN. 
2° Je puis calculer la sensibilité de l'appareil de la 
manière suivante. Etant donnée, la lumière du siphon de 
7 mm de diamètre, la surface du tube est de 38,5 millimè¬ 
tres carrés. Un déplacement du flotteur de un centimètre 
correspond donc à l'entrée ou à la sortie de 385 millimètres 
cubes d'eau. Si cette quantité est répartie à la surface de 
mon bassin de 925 centimètres carrés, elle représente une 
épaisseur d'eau de 0,004 millimètres. Or, un déplacement 
du flotteur de un centimètre à droite ou à gauche, est bien 
facile à constater. La sensibilité de mon plémyramètre 
pourrait donc être estimée donner une dénivellation de 
4 millièmes de millimètres, si nous ne devions pas faire 
entrer en ligne de compte les frottements contre les parois 
du siphon et l’inertie de l’eau. 
Quoiqu’il en soit, l’appareil pourra être porté au degré 
de sensibilité que l’on voudra et nous pourrons mesurer 
les seiches les plus faibles et les moins amples avec un 
plémyramètre bien institué. 
3° Mais, dira-t-on, si votre appareil est aussi sensi¬ 
ble, son jeu sera nécessairement troublé par les vagues 
du vent; chaque vague qui élèvera le niveau de l’eau de 
quelques centimètres, de quelques millimètres même, se 
traduira par un mouvement énorme du flotteur et mas¬ 
quera le mouvement plus lent et plus doux des seiches. 
Cet inconvénient n’a pas lieu d’une manière gênante 
pour l’observation et la raison en est la suivante : 
L’inertie de l’eau rallentit tellement le mouvement dans 
les tubes relativement minces du siphon que l'effet de dé¬ 
placement du flotteur causé par les dénivellations de l’eau 
en est très notablement retardé ; il en résulte que l’effet 
des vagues rapides du vent est presque complètement 
annulé, et ne commence à se faire sentir que lorsque les 
