Astronomische Ortsbestimmungen. 
5 
Umdrehungsachse, mit welcher der Horizontalkreis von 79 Millimeter Durchmesser senk¬ 
recht verbunden wird, ist centrisch aufgebaut. Der Horizontalkreis trägt einerseits die von 
20 zu 20 Minuten fortlaufende, mit einem Index abzulesende Stirntheilung und anderer¬ 
seits die auf der oberen Fläche ebenfalls von 20 zu 20 Minuten fortgehende Theilung; 
letztere wird mittelst zweier einander diametral gegenüberstehenden und mit der Alhidade 
fest verbundenen Mikroskope bis auf 5 Bogensecunden direct und durch Einschätzung bis 
auf 1 Secunde sicher abgelesen. Im Falle einer Beschädigung der Mikroskope ermöglicht 
ein Nonius die Ablesung bis auf 1 Bogenminute. Die auf die verticale Umdrehungsachse 
aufgepasste Büchse trägt eine Vorrichtung, mittelst welcher die Neigung aller darüber 
ruhenden Theile des Instrumentes, also auch die der horizontalen Drehachse, welche mit 
Stahlringen in ihren Lagern ruht, gegen die verticale Umdrehungsachse geändert und so 
mit die Bedingung erfüllt werden kann, dass die horizontale Drehachse des Fernrohres 
und die verticale Umdrehungsachse zu einander senkrecht stehen sollen. 
Die hohle, horizontale Drehachse bildet hier gleichzeitig das Fernrohr. An dem einen 
Ende ist das Objectiv, vor welchem sich ein dreiseitiges Glasprisma in entsprechender 
Fassung, welche zugleich die Beleuchtung des Fadenkreuzes zulässt, befindet; an dem 
anderen Ende des Oculars sind die nothigen Correctionsvorrichtungen zum Verticalstellen 
der Verticalfäden und zur Berichtigung des Collimationsfehlers der optischen Achse an¬ 
gebracht, da dieselbe mit der geometrischen Achse der Ringe zusammenfallen muss. Zur 
Horizontalstellung des Instrumentes dient eine Setzlibelle mit dem Werthe ip = 6-67". 
Die Alhidadenlibelle ip = 5-26" muss, wenn die Setzlibelle gebraucht wird, aus ihrem 
Lager entfernt werden, was leicht geschehen kann. Der mit dem Fernrohre fest verbundene 
Verticalkreis hat dieselbe Grösse und Einrichtung, wie der Horizontalkreis. 
Zur Prüfung, eventuell Berichtigung der optischen Achse des Fernrohres dient ein 
Hilfsapparat, welcher zwei kleine Fernrohre trägt, deren Fadenkreuze mit Hilfe einer 
Schraube genau collimirt werden können. 
Ist nämlich der erwähnte Apparat durch eine Schraube mit dem Lager der geome¬ 
trischen Achse der Ringe verbunden und dreht man die horizontale Drehachse (Fernrohr) 
derart, dass die Oeffnung des Prismas mit einem der schon auf einander collimirten Fern¬ 
rohre genau gegenübersteht, so soll, wenn die optische Achse des Instrumentes keiner 
Correction bedarf, bei einer Drehung der horizontalen Drehachse um 180 0 das Bild des 
Kreuzungspunktes im zweiten Fernrohre des Collimators mit dem Verticalmittelfaden des 
Fernrohres zusammenfallen. Eine Abweichung davon gibt den doppelten Fehler an. 
Ich eliminirte vor jeder Observation den Collimationsfehler durch die 
Bewegung des Fadenkreuzes mit Hilfe der beiden Schräubchen am Oculare, welche diese 
Bewegung im horizontalen Sinne gestatten. Deshalb erscheint in meinen Berech¬ 
nungen die Correction für den Collimationsfehler nicht angeführt. 
Das auf ein Glasplättchen geritzte Fadenkreuz des Instrumentes enthält neun Ver¬ 
ticalfäden und zwei Horizontalfäden. Die Entfernungen der einzelnen Verticalfäden vom 
Mittelfaden betragen für Sterne von o° Declination : 
I = 74.5 i s 
II = 58-24 
III — 41-48 
IV — 16-49 
V = — (Mittelfaden) 
VI = 16* 11 
VII = 41-48 
VIII = 57-84 
IX = 74-39 
und zwar ist für: 
obere Culmination der ersten Faden = I 
Kreis West 
Kreis Ost 
Das dem Instrumente zugehörige zerlegbare Stativ zeichnet sich durch Leichtigkeit, 
Elasticität und Stabilität aus. Ich gebrauchte immer die Vorsicht, dessen Füsse auf drei 
in den Boden getriebene Holzpflöcke zu lagern und somit das aufgestellte Instrument so 
viel als möglich zu isoliren. 
