Höhenmessungen. 
Barometrische Höhenmessungen. 
Bei der Abreise von Schanghai in das Innere von China verfugte ich über folgende 
Instrumente zur Messung des Luftdruckes: 
Ein Heberbarometer von Kapeller und drei Aneroi'de von Negretti & Zambra. 
Das Kapelle:'sehe Heberbarometer Nr. 1 363 hatte bei meiner Abreise von Wien eine 
Standcorrection von — o'2'J Millimeter. Diese Correction erwies sich nach den angestellten 
Vergleichen mit den Normalbarometern der meteorologischen Observatorien zu Bombay 
Und Calcutta unverändert, erfuhr jedoch in Schanghai nach mehrfachen Vergleichen mit 
dem Normalbarometer auf dem Privatobservatorium des Dr. Little eine Aenderung auf 
— o-l Millimeter. Bis zur Ankunft in Singan fu (Sian sen), der Hauptstadt der Provinz 
Schensi, fungirte das Barometer als Normalbarometer für die Ermittlung des Luftdruckes 
und zum Vergleiche der Aneroide mit demselben, und zwar in absoluten Höhen von 
7 Meter (Schanghai) bis 1233 Meter (Pass über das Sinling-Gebirge). 
Am 26. Jänner 1879 Nachts stürzte der Träger desselben, und es zerbrach. 
Das „compensirte" Aneroi'd Nr. 5648 von Negretti & Zambra hatte eine nach eng¬ 
lische Zoll getheilte Scala von ir 5 Centimeter Durchmesser und ein hunderttheiliges 
inneres Thermometer zur Ermittlung der Temperatur-Correction. Nach den zu Wien und 
während der Reise von Wien bis Singan fu durchgeführten Vergleichen ergab sich die 
Temperatur-Correction folgendermassen: 
Correctionstabelle für das Aneroi'd Nr. 5648: 
T emperatur: 
Celsius-Grade 
Correction: 
Millimeter 
— 5 
4 - o -8 
0 
4 ” o -6 
+ 5 
+ 0-4 
-f- 10 
4- 0-2 
+ >5 
O’O 
-f- 20 
- 0*2 
+ =5 
— 0*4 
+ 3 o 
— 0 6 
Die obige Tabelle umfasst auch die Standcorrection des Aneroides für den Unter¬ 
schied in der Lesung, verglichen mit dem Stande des Normalbarometers bei o y C. 
Von dem Tage, als das Quecksilberbarometer zerbrach, bis zur Ankunft in Calcutta, 
also während l 3 1 /^ Monaten, musste dieses Aneroi'd für die Expedition die Dienste eines 
Normalbarometers leisten. 
J 
