56 
Höhenmessungen. 
Am 23 . Mai 1879 bot sich mir in Su tschou die glückliche Gelegenheit, das Aneroid 
mit einem Fortin’schen Gefässbarometer (Ausrüstungsstück des deutschen Ingenieurs Michaelis) 
zu vergleichen, wobei ich fand, dass die Standcorrection des Aneroides sich nicht ge¬ 
ändert hatte. 
Bei der Ankunft in Calcutta übergab ich das Aneroid dem meteorologischen Obser¬ 
vatorium mit der Bitte, es mit dem Normalbarometer zu vergleichen. Das Resultat war 
folgendes: 
Datum 
1. März 1880 
2. März 1880 
3 . März 1880 
4. März 1880 
5 . März 1880 
Bei einem remperaturmittel von 3 o° G. betrug demnach die Correction des Aneroides 
H“ o - 233 englische Zoll = —{— 5 • 1 5 Millimeter. Die Standcorrection hatte sich also seit 
dem Vergleiche in Su tschou um -|- 5-75 Millimeter geändert. 
Nachdem mir alle Anhaltspunkte für die Ermittlung mangelten, ob diese Aenderung 
plötzlich, etwa durch eine heftige Erschütterung oder durch die continuirliche mechanische 
Einwirkung beim Transporte des Instrumentes, eintrat, so vertheilte ich den Werth der 
Correctur, proportional der Zeit, auf die Anero'idablesungen bis zur Station Su tschou. 
In Bezug auf die Theilungscorrection konnte das Aneroid Nr. 5648 bis in der absoluten 
Hohe von 1233 Meter am Sinling-Passe und von 2184 Meter in Darjeeling durch directe 
Vergleiche mit dem Quecksilberbarometer untersucht werden. Die Theilungscorrection war 
eine so geringe Grösse, dass ich sie bei der Ausmittlung der Höhen füglich ignoriren 
konnte. 
Die beiden anderen Aneroide von Negretti & Zambra waren Tascheninstrumente, 
und zwar Nr. 6018 mit Zoll-Theilung und Nr. 6800 mit Millimeter-Theilung. An 
Nr. 6800 hafteten mehrere Mängel (insbesondere die grosse Veränderlichkeit der Stand¬ 
correction), so dass ich dasselbe nur selten in das Calcul ziehen konnte, während das 
Aneroid Nr. 6018 als vollkommen brauchbares und verlässliches Instrument sich bewährte. 
Die nachstehende Tabelle enthält die Temperatur- und Standcorrection für das Aneroi'd 
Nr. 6018: 
Stations- 
Barometer 
Aneroid 
Nr. 56 4 8 
Differenz 
engl. Zoll 
engl. Zoll 
29-800 
29-560 
— 0-240 
29-886 
29-660 
— 0-224 
29-867 
29-640 
— 0-227 
29-810 
29-560 
— o- 25 o 
29761 
29-540 
— 0-221 
Mittel . . 
— o -233 
T emperatur: 
Celsius-Grade 
Correction: 
Millimeter 
— 5 
+ u -8 
0 
4 ~ I 1-2 
+ 5 
+ io -6 
+ 10 
+ . 0-0 
+ -5 
+ 9'4 
-f- 20 
+ 8-8 
-j- 25 
+ 8*4 
+ 3 o 
4 - 8-o 
iidfeiWKitol 
; 3 Sa st di« 
£ leiAcr Strecke 
total 
;U ' typ Dl 
’^KCa 
•- 33(5! 
ak. ■»1« 
