2 SEP. H. PITTIER — l’uüOMÈTRE ENREGISTREUR BULL. 141 
pareils construits à cet effet, lesquels n’ont pas encore atteint 
le degré de simplicité requis pour être d’un prix accessible à 
des bourses plus modestes. De nombreux efforts ont cependant 
été faits dans ce sens et ont donné des résultats encourageants. 
Je donne ici la description d’un udomètre enregistreur d’une 
grande simplicité , qui fonctionne actuellement à YObservatoire 
du Parc Central, à New-York. Cet instrument a été imaginé par 
le directeur de cet établissement, M. Daniel Draper, qui m’a 
fourni, avec une amabilité dont je ne saurais trop lui être re¬ 
connaissant, les renseignements nécessaires à la présente notice. 
Je décris l’udomètre de M. Draper de préférence à un autre 
de ses enregistreurs, parce que son introduction dans nos sta¬ 
tions suisses mettrait un terme à deux lacunes que je considère 
comme très regrettables, savoir : Vindication exacte du com¬ 
mencement et de la fin des périodes de précipitation aqueuse et 
partant la durée du phénomène, et ensuite Vintensité de la pré¬ 
cipitation à ses différentes phases. 
Description de Vinstrument. Le collecteur est formé par l’en¬ 
tonnoir ordinaire de Yudomètre Symons introduit récemment 
dans les stations vaudoises, sur ma proposition. L’anneau a un 
diamètre d’environ 20 cm. ; cette dimension devrait, je crois, 
être admise comme un minimum, car, en rétrécissant davantage 
l’ouverture du collecteur, on diminuerait la sensibilité de l’en¬ 
registrement. Le bord de cet anneau est à 60 cm. au-dessus de 
la surface du toit en terrasse de l’Observatoire, et l’entonnoir 
lui-même est enfermé dans une caisse bien close, qui communi¬ 
que par un étroit conduit avec la pièce au-dessous. 
Le tube de l’entonnoir, qui a un diamètre de deux centimè¬ 
tres, se prolonge à travers le toit jusque dans cette même pièce 
où son extrémité est amenée par une courbure immédiatement 
au-dessus d’un auget à bascule en cuivre et d’une forme pris¬ 
matique triangulaire. Cet auget est suspendu dans un cadre 
par deux pivots placés au-dessus et en arrière de son centre de 
gravité ; disposition qui lui permet de se renverser de lui-même, 
lorsqu’il renferme une certaine quantité d’eau. Ce mouvement 
de bascule est réglé par un contre-poids en plomb, placé sur le 
côté vertical de l’auget. Le cadre métallique qui supporte cet 
arrangement est lui-même suspendu, par deux ressorts en acier 
trempé, au plafond de la cage renfermant cette partie de l’ins¬ 
trument. Entre les deux ressorts se trouve une tige verticale 
