144 BULL. 
H. PITTIER 
SEP. 5 
nière à pouvoir entretenir autour de l’auget et du collecteur 
une température suffisante pour empêcher le premier de geler 
et fondre la neige reçue par l’autre. 
La graduation se fait par calcul ou par comparaison. La lar¬ 
geur des divisions correspondant aux hauteurs d’eau dépend 
de la surface de l’anneau de l’udomètre et de la force des res¬ 
sorts qui soutiennent l’auget. L’une et l’autre devraient être cal¬ 
culées de telle façon que le renversement ait lieu chaque fois 
que l'auget a reçu un poids équivalent à 5 millim. d’épaisseur 
d’eau et moins si possible; ceci en raison de ce qu’en Suisse les 
pluies ne sont pas en général si abondantes que sur la côte 
orientale des Etats-Unis. 
Ainsi modifié, cet instrument se recommanderait par les 
avantages suivants : 
1° La simplicité de sa construction est telle que le coût n’en 
saurait être que très modique. 
2° Construit avec soin, il a toute la sensibilité nécessaire. 
3° Enfin, comme l’étude de la précipitation aqueuse ne sau¬ 
rait se borner, au point de vue des exigences actuelles de la mé¬ 
téorologie, à une simple mensuration de la quantité d’eau tom¬ 
bée, et que, d’autre part, les indications de temps consignées 
dans les registres de nos stations sont nécessairement sujettes 
à caution pour divers motifs, l’introduction de l’udomètre en¬ 
registreur de Draper me paraît devoir être recommandée, parce 
qu’il comblerait cette lacune d’une manière satisfaisante, aussi 
bien que celles concernant la durée et l’intensité relative de la 
chute d’eau. 
NOTICE SUR UN CHAMPIGNON PARASITE DES ÉPONGES 
par Jean DUFOUR 
Les éponges de toilette présentent parfois, après un certain 
temps d’usage, une singulière altération qui en rend l’emploi 
peu agréable et souvent même complètement impossible. Leur 
surface se recouvre peu à peu d’une sorte d’enduit noir, plus ou 
moins granuleux, occupant principalement les extrémités des 
