DES OBSERVATIONS DE MÉTÉOROLOGIE. 
65 
direction et l’intensité du vent, de sorte que les indications relatives à cet élé¬ 
ment météorologique, laissent également à désirer. J’aurai soin de présenter 
aussi dans les prochaines publications, avec plus de détail, ce qui se rapporte à 
l’état du ciel. 
L’udomètre a une construction particulière qui le fait ressembler à la balance 
de Nicholson ; il se compose, à sa partie supérieure, d’un vase en entonnoir, de 
forme conique, ayant un décimètre de largeur à la partie supérieure, et il com¬ 
munique avec un tube de 16 centimètres de longueur sur 5 millimètres de 
diamètre; c’est par ce tube que l’eau se rend dans le réservoir inférieur qui a 
la forme d’un cylindre fermé des deux côtés par des cônes. On peut de cette 
manière, en affleurant l’instrument, et en l’assujettissant à conserver une position 
verticale, mesurer, si on le désire, les plus petites quantités d’eau, comme aussi 
la quantité d’eau qui tombe par minute ; les indications sont extrêmement sen¬ 
sibles. Le tube qui joint l’entonnoir au réservoir est très-mince pour éviter au¬ 
tant que possible les pertes par l’évaporation. L’instrument est construit en fer- 
blanc, et la partie qui reçoit l’eau n’a point été peinte, afin de rendre l’écou¬ 
lement de l’eau plus facile. L’expérience m’a appris combien on doit prendre 
de précautions à cet égard. J’avais fait construire un autre instrument semblable 
à celui qui vient d’être décrit, mais ayant, à sa partie supérieure, un entonnoir 
dont le diamètre intérieur allait d’abord en s’élargissant, et qui était particuliè¬ 
rement destiné à recueillir la neige et à l’empêcher d’être emportée par les 
vents, immédiatement après sa chute; j’avais fait peindre l’instrument à l’inté¬ 
rieur , pour mieux assurer sa conservation. Mais je ne tardai pas à reconnaître 
que j’obtenais ainsi des différences extrêmement fortes et d’autant plus grandes 
que les pluies étaient moins abondantes et plus tranquilles ( I ). L’eau, en effet, 
(>) Voici les résultats obtenus pendant trois mois environ : 
QUANTITÉ 
d’eau TOMBÉE. 
QUANTITE 
D EAU RECUEILLIE , EN 
MILLIMETRES, 
DANS l’UDOMÈTRE 
NON PEINT. 
DANS l'üDOMÈTRE 
PEINT. 
RAPPORT. 
De 1 à 10 millim. 
79 
35 
2,26 
10 à 20 
107 
57 
1,88 
20 à 40 
144 
107 
1,34 
40 à 60 
389 
307 
1,27 
60 et davantage. 
544 
439 
1,24 
Tom. VIII . 
9 
