12 
ÉTAT DU MAGNÉTISME TERRESTRE 
LIEUX. 
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE HORIZONTALE. 
AIGÜIL. N° 1. 
AIGÜIL. H° 5. 
AIGÜIL. Ji° 4. 
MOYENNES. 
Bruxelles. 
0.963 
0.960 
0.959 
0.961 
Paris. 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
Inspruck . 
» 
1.075 
1.073 
1.074 
Turin. 
1.106 
1.104 
» 
1.105 
Venise. 
« 
1.131 
1.126 
1.129 
Gênes. 
1.139 
1.137 
1.156 
1.137 
Pise. 
» 
1.157 
1.155 
1.156 
Florence. 
1.161 
1.163 
1.159 
1.161 
Rome. 
1.210 
1.214 
1.215 
1.213 
Naples. 
1.255 
1.251 
1.248 
1.251 
Les valeurs pour Bruxelles sont les moyennes de celles obtenues 
avant et après le voyage. 
Il est à remarquer que le plus grand écart de la moyenne ne s’élève 
pas à plus de 0.003, ce qui doit paraître suffisant dans des détermina¬ 
tions aussi délicates. 
Il me reste à parler des observations faites sur l’inclinaison magné¬ 
tique : différents appareils ont été employés à cet effet, mais celui qui 
m’a le plus généralement servi, et que je portais avec moi pendant le 
voyage, a été construit par le mécanicien Robinson. Sa forme ne dif¬ 
fère pas essentiellement des appareils ordinaires , destinés au même 
usage ; le limbe du cercle principal est divisé avec beaucoup de net¬ 
teté de 10 en 10 minutes; il a environ 15 centimètres de diamètre, et 
permet, par l’estimation, de lire les valeurs angulaires sans avoir à 
craindre des erreurs de plus de 2 à 3 minutes. Une aiguille de déclinai¬ 
son qui s’adapte à l’instrument, sert à placer le limbe dans le méridien 
magnétique; le cercle azimutai est divisé en degrés seulement. L’ins¬ 
trument est muni de deux aiguilles. C’est le n° 2 qui m’a généralement 
servi ; cependant, je me suis aperçu vers la fin du voyage qu’une pe¬ 
tite altération, survenue à l’axe, pouvait donner lieu à des erreurs de 
près d’un demi-degré, en plaçant l’aiguille dans un certain sens. Ce 
qui tient à une petite tache de rouille presque imperceptible, qui 
fait dévier l’aiguille quand elle vient se placer sur l’agate qui est tail¬ 
lée en biseau. Il est facile de remédier à cet inconvénient en dépla- 
