r> 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 
et assez éloignés de tous tes objets qui pourraient leur réfléchir de la 
chaleur en quantité sensible. 
L’un des thermomètres , celui employé aux observations pendant 
le jour, est à mercure, et à échelle centigrade. La vérification de ses 
points fixes, qui a été faite à diverses époques, a démontré que, par 
suite du rétrécissement du réservoir, le point de la glace fondante est 
plus haut que le zéro de l’échelle de 0,71 de degré. 
Les températures extrêmes sont constatées par un thermométro- 
graphe construit par Bunten, sur le modèle de celui de Bellani : cet 
instrument, qui est aussi à échelle centigrade, exige, pour être exac¬ 
tement d’accord avec le thermomètre précédent, une correction dont 
la valeur a été déduite d’un grand nombre d’observations simultanées 
faites sur les deux instruments. 
Tous les nombres inscrits dans les tableaux ont subi les corrections 
qui les concernent. 
L’échelle thermométrique du maximum est consultée chaque jour 
à 8 heures du matin ; la température qui y est marquée par l’index 
est considérée comme Sa plus forte chaleur qui a régné dans le cou¬ 
rant du jour précédent, et elle est inscrite à cette date. L’échelle du 
minimum est observée à midi, et le nombre où son index est arrêté, 
est enregistré comme la plus basse température de ce jour même : 
c’est généralement la plus basse température de la nuit précédente, 
ou plutôt de la fin de cette nuit. 
Le baromètre est à niveau constant; sa cuvette se trouve à environ 
4 m ,!0 au-dessus du niveau de la rue, dans la partie la plus élevée 
de la ville. Son échelle donne, par le vernier, les de millimètre, 
et par estime les iTô es ; elle est placée de manière à corriger les effets 
de la capillarité tant du tube que de la cuvette. Toutes les hauteurs 
sont réduites, par calcul, à zéro de température. On a constaté que 
le baromètre de Louvain marquait 0 mm ,416 de plus que celui de 
l’observatoire royal de Paris. 
L’udomètre est placé, ainsi qu’il a été dit plus haut, au milieu d’un 
grand jardin. L’ouverture circulaire de son récipient a 40,89 centi- 
