DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
07 
0/ 
de la rue, dans la partie la plus élevée de la ville. Son échelle donne, par le vernier, les de 
millimètre et par estime les elle est placée de manière à corriger les effets de la capillarité 
tant du tube que de la cuvette. Toutes les hauteurs sont réduites, par calcul, à zéro de température. 
On a constaté que le baromètre de Louvain marquait 0 mm ,4I6 de plus que celui de l’observatoire 
royal de Paris, et seulement 0 mm ,014 de moins que celui qui a été employé à l’observatoire de 
Bruxelles jusqu’à la fin de 1840. 
» Le voisinage de quelques grands arbres et d’un bâtiment élevé ayant fait craindre que la cir¬ 
culation de l’air ne fût pas assez libre à l’endroit où les thermomètres étaient placés, ces instru¬ 
ments ont été, au commencement du mois de mars de 1841, attachés à la face nord de la caisse 
del’udomètre, au milieu d’un grand jardin; là, préservés latéralement par des écrans doubles, 
des rayons directs du soleil qui pourraient les frapper le matin et le soir pendant la saison d’été, 
ils se trouvent à 2 Z U mètres au-dessus de sol, exposés au libre accès de l’air, et assez éloignés de 
tous les objets qui pourraient leur réfléchir de la chaleur en quantité sensible. La comparaison 
des températures observées simultanément à l’ancienne et à la nouvelle station, a prouvé que ces 
craintes étaient fondées : il se trouve en effet que, vers le milieu du jour, la température à la 
nouvelle station est généralement plus élevée qu’à l’ancienne de quelque fraction de degré ; la diffé¬ 
rence est surtout sensible quand le soleil donne, et, par un temps chaud, elle peut s’élever à 2 
degrés. Pendant le reste du jour, s’ilm’v a pas égalité de température entre les deux stations, la 
différence est en faveur de l’ancienne; elle l’est décidément pendant la nuit. 
» L’un des thermomètres, celui employé aux observations pendant le jour, est à mercure et à 
* échelle centigrade. La vérification de ses points fixes, qui a été faite à diverses époques, a dé¬ 
montré que, par suite du rétrécissement du réservoir, le point de la glace fondante est plus haut 
que le zéro de l’échelle de 0,71 de degré. 
» Les températures extrêmes ont été constatées par un thermométrographe construit par Bunten, 
sur le modèle de celui de Bellani : cet instrument, qui est aussi à échelle centigrade, exige pour 
être exactement d’accord avec le thermomètre précédent, une correction dont la valeur est dé¬ 
duite d’une très-grande quantité d’observations simultanées faites sur les deux instruments. 
» Toutes les observations de température ont subi les corrections qui les concernent. 
3 ) Depuis le commencement de 1841, on a observé aussi le psychromètre d’August, dont les ré¬ 
sultats ont été calculés au moyen des tables de Stierlin. 
» L’udomètre est placé, ainsi qu’il a été dit plus haut, au milieu d’un grand jardin. L’ouverture 
circulaire de son récipient a 40,89 centimètres de diamètre; elle est élevée à 3 mètres au-dessus 
du sol, et suffisamment éloignée des arbres pour que la pluie y ait un libre accès de tous les côtés. 
» Enfin, la direction du vent est prise d’après les indications d’une girouette fixée à l’une des ex¬ 
trémités du faîte de l’église de Saint-Michel. » 
Bruxelles. — Les observations ont été faites à l’observatoire royal par le directeur et ses aides. 
Jusqu’à la fin de 1840, on s’est servi du baromètre construit sous la direction de M. Crahay, et 
marqué C. S. Maestricht; il a été décrit dans les résumés des observations présentées annuellement 
à l’académie, et, en dernier lieu, par MM. À. Bravais et Ch. Martins, dans les Comparaisons 
barométriques, etc., données à la suite du Résumé des observations sur la météorologie, etc., p. 65 
(. Mémoires de l’académie, tom. XIV). 
Le tube du baromètre a un diamètre intérieur de 8 mm ,71 ; le diamètre de la cuvette est de 51 mm ,0 
et la plus courte distance de la pointe à la paroi, de 7 mm ,0. Ce baromètre est monté en bois, 
de sorte que, dans les réductions des hauteurs à zéro, on n’a eu égard qu’à la dilatation du 
