DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
89 
Depuis que ce dernier baromètre a été mis en usage, nous n’avons plus réduit les hauteurs baro¬ 
métriques à la pression absolue, et nous continuerons à faire de même par la suite. Pour rapporter 
les observations de Bruxelles au baromètre Fortin-Delcros, il faudra donc ajouter 0 mm ,46 aux 
nombres donnés dans nos tableaux. Cette correction totale renferme la dépression due à la capil¬ 
larité, l’erreur du zéro du thermomètre et celles qui pourraient provenir d’autres imperfections de 
l’instrument. 
Le thermomètre centigrade, qui donne la température extérieure, a été construit par Bunten, 
sur le modèle du thermométrographe de Bellani ; il permet de prendre en même temps les extrêmes 
de température au moyen de deux indicateurs à ressort. 
D’après plusieurs vérifications, ce thermomètre, plongé dans de la neige fondante ou comparé 
à un thermomètre étalon de Fortin, a été trouvé trop bas d’environ 0°,3. 
Depuis le commencement de 1841, on a eu égard à cette correction dans les tableaux; mais 
précédemment, elle avait été négligée. 
On s’est servi de l’hygromètre de Saussure; le cheveu a été renouvelé à différentes reprises; les 
- observations ont été corrigées. 
Malgré toutes les précautions apportées à la vérification des limites de l’hygromètre, les obser¬ 
vations faites avec cet instrument ne méritent pas une très-grande confiance. 
Le psychromètre a été construit "en Allemagne ; les deux thermomètres sont identiques : les 
boules ont 16 millimètres de diamètre; les échelles, en laiton, sont divisées en degrés centi¬ 
grades, depuis — 40° à 50°, et chaque degré est divisé en dixièmes. L’un des thermomètres 
' est continuellement mouillé au moyen d’un morceau de mousseline qui enveloppe la boule ; la 
partie inférieure de cette étoffe plonge dans un petit récipient rempli d’eau. L’hiver, avant de 
faire l’observation, on a soin de laisser se former une légère couche de glace sur la boule de ce 
thermomètre. La pression de la vapeur d’eau et l’humidité relative de l’air ont été obtenues au 
moyen des tables de Stierlin. 
On peut estimer la hauteur de la cuvette du baromètre à 59 m ,57 au-dessus de l’unité de hauteur 
de la mer du Nord. 
Le baromètre se trouve dans une grande salle de l’observatoire, où l’on ne fait jamais de feu; les 
fenêtres de cette place regardent le plein nord et donnent sur le jardin ; en dehors de l’une d’elles 
sont suspendus librement à 0 m ,15 de la fenêtre et à ô m ,3 au-dessus du sol, les thermomètre, 
psychromètre et hygromètre; ils sont garantis contre la pluie et la neige par un petit toit en 
verre. Au solstice d’été, le matin et le soir, entre 6 et 7 heures, il est impossible de les soustraire 
complètement à l’action du soleil. 
Ces instruments n’ont été placés dans cette position qu’à la fin du mois de mai 1841; précé¬ 
demment le baromètre se trouvait dans le cabinet de travail du directeur, et les autres appareils 
en dehors de la fenêtre de ce cabinet, qui regarde le nord; ils étaient disposés d’une manière sem¬ 
blable et suspendus à la même hauteur qu’aujourd’hui. Le jour, des rideaux, et la nuit, des volets 
intérieurs, les garantissaient du rayonnement de la chambre. 
Depuis le commencement de 1842, la direction du A'ent a été prise au moyen de l’appareil 
d’Osler, qui, par un mouvement d’horlogerie, enregistre la direction et la force du vent ; il indique 
aussi la quantité de pluie tombée; mais nous avons continué à donner, dans les tableaux, la 
hauteur de l’eau tombée d’après l’ancien udomètre placé sur la terrasse, au sud du bâtiment 
de l’observatoire; il a été décrit dans les résumés des observations présentés annuellement à l’aca¬ 
démie. Les courants supérieurs de l’atmosphère sont pris d’après les directions des nuages. 
Tout. XVI. 12 
