90 
OBSERVATIONS 
Avant de posséder l’anémomètre d’Osler, la direction du vent était estimée indifféremment, 
d'après le cours des nuages, d’après la direction que prenait la fumée d’une cheminée élevée, ou bien 
d’après les indications de deux girouettes assez éloignées de l’observatoire. 
L’état du ciel et la forme des nuages sont indiqués d après le système de Howard. 
Le galvanomètre à longs fils placé au rez-de-chaussée' est mis en rapport d’une part avec le sol 
extérieur, et de l'autre avec une pointe placée au haut de l’aile gauche du bâtiment de l’observa¬ 
toire • l’appareil a été construit par Gourjon, mécanicien de l’école polytechnique, à Pans. 
âl ’ 0S t — Les observations ont été faites au collège, par M. le professeur Maas, en 1855 et 1856, 
et ensuite par les divers professeurs de physique qui se sont succédé annuellement. La chaire de 
physique ayant été supprimée au collège, on n’a plus fait d’observations dans cette station depuis 
l’équinoxe d’automne de 1842, à cause du manque d’observateur. _ 
Les observations nous parvenaient toutes calculées; les instruments qui servaient en l8oo, ont 
été décrits par M. le professeur Maas (voir les Annales de ïobservatoire royal de Bruxelles, tom. I-, 
ome pavt ie)• et nous ne pensons pas qu’ils eussent subi de changements depuis cette époque. 
Le baromètre était à cuvette cylindrique et à niveau variable; la hauteur s’observait sous le bi¬ 
seau d'un anneau mobile embrassant le tube. La cuvette avait 102- de diamètre et le tube 11-45. 
Le mercure avait été distillé soigneusement deux fois par M. Maas lui-même; il avait calcule aussi 
la dépression due à la capillarité, la variation du niveau et les tables de dilatation du mercure et de , 
la monture du baromètre. Ces corrections ont été appliquées aux nombres donnés dans les tableaux. 
Le baromètre était placé au premier étage du collège, et sa cuvette était élevée d’environ 50 mé¬ 
trés au-dessus du zéro de l’échelle du canal d’Alost à Termonde. 
Les thermomètres étaient exposés au 3NO et garantis de l’action directe du soleil par un corps 
de bâtiment; mais les murailles qui entourent de toutes parts la cour dans laquelle se trouvaient 
ces instruments, à 6 mètreà au-dessus du sol, y maintiennent généralement une température un peu 
trop élevée. On s’est servi d’un thermomètre centigrade de Pixii, et les températures sont corri¬ 
gées de l’erreur provenant du déplacement du zéro. 
Les thermomètres maximum et minimum sont de Ruthenford. 
L’hygromètre est celui de Saussure, dont on a souvent remplacé le cheveu. 
L’udomètre consistait en un entonnoir carré, d’où l’eau se rendait dans une eprouvette graduée 
qui donnait les 60 mes de ligne : il était établi à 1 l k mètre au-dessus du sol du jardin. 
Le vent a été pris d’après les indications d’une girouette assez éloignée. 
Gxnd. — Les observations se font dans l’endroit de la ville nommée la Cour du prince, par 
M F Duprez professeur à l’athénée. Les instruments sont placés à 4 m ,4 au-dessus du sol. Les ther¬ 
momètres sont exposés versle Nord et à l’ombre.Les températures extrêmes sont évaluées au moyen 
de deux thermomètres l’un à mercure et l’autre à esprit-de-vin. M. Duprez a ramené les hauteurs 
barométriques à zéro et les a corrigées de l’erreur du niveau dans la cuvette et de 1 effet de la capil- 
L ille . _ Les observations ont été faites par M. le professeur Delezenne. Le tube du baromètre 
est à siphon, et son diamètre intérieur est de 19—,7. Le diamètre moyen extérieur est de 25—,1. 
Au moment de la confection du tube à la verrerie, il a été fermé par les deux bouts, et M. le pro¬ 
fesseur Delezenne a extrait de l’un de ces bouts une cuvette dans laquelle plonge un thermomètre 
centigrade à mercure. Cette cuvette, pleine de mercure, est fermée par une rondelle de liège que 
traverse la tige du thermomètre; elle est enchâssée dans la monture comme le tube barométrique 
lui-même, et se trouve en contact avec celui-ci dans toute sa longueur. La monture est une plane îe 
