92 
OBSERVATIONS 
La température de l'air est prise au moyen de thermomètres centigrades à mercure. Ils sont 
suspendus en dehors d'une croisée faisant face au Nord, à4 m ,o du sol, et à 0 m ,8 de la façade, pre¬ 
nant vue sur un jardin long de 40 m et large de 50 m . La potence qui les porte peut, en tournant, 
être ramenée près de la croisée par où l’on observe. Les températures ont été corrigées de l'erreur 
provenant du déplacement du zéro. 
L’hygromètre a été vérifié soigneusement. 
M. Delezenne juge de la direction du vent par celle des nuages ou celle de la fumée des plus 
hautes cheminées, ou enfin par deux girouettes assez éloignées et assez peu sensibles pour inspirer 
quelque défiance. 
Les indications pour le degré de sérénité sont les mêmes qu’à Bruxelles. 
D’après des nivellements faits dans Lille et de Lille à Dunkerque avec retour, le zéro du baro¬ 
mètre, quand la colonne est de 760 millimètres, est élevé de 24 m ,-188 au-dessus de la mer. 
Luxembourg. —M. P.-J. Yankerckhoff, professeur de chimie et de physique à l’athénée, observe 
au moyen d’un baromètre à siphon, construit d’après le système de Pistor, par Geiseler, à 
La Haye; l’échelle entière est en laiton. Il a réduit les hauteurs à zéro. Le psychromètre, construit 
par Wenckebach, à Amsterdam, est placé à 5 pieds de distance des murs du bâtiment de l’athénée, 
entièrement exposé à l’air libre et recouvert seulement d’une toile pour empêcher la radiation et 
le mettre à l’abri de la pluie; les observations ont été réduites au moyen des tables calculées par 
M. Wenckebach sur celles de Stierlin.Le thermomètre à houle sèche donne les températures de l'air. 
Le degré de sérénité est noté de la même manière qu’à Bruxelles. 
Paris. — Les observations sont faites, dans cette station, par M. le commandant Delçros, 
aidé de M. Elzéard Delcros, son fils, dans sa demeure, rue Poultier, n° 14, Ile-S'-Louis, au rez- 
de-chaussée. 
M. Delcros emploie un baromètre à niveau constant, construit par Fortin : « Cet instrument m’a 
servi depuis 30 ans, dit-il, pour faire mes observations, et il sert encore de type, car il donne 
très-exactement les hauteurs absolues aux variations de dépression près, qui sont presque nulles 
dans ce vieux baromètre parvenu à un quasi équilibre. » 
Le thermomètre du baromètre paraît se tenir trop haut de quelques dixièmes de degré. 
M. Delcros a réduit les hauteurs à zéro. 
On pourra voir la description de ce baromètre et les comparaisons qui ont été faites avec ceux des 
principaux observatoires du nord de l’Europe, dans le mémoire de MM. Bravais et Martins, déjà 
cité. Nous extrayons de cette notice les résultats suivants des comparaisons de ce baromètre 
avec ceux de l’observatoire de Paris; les lectures barométriques sont comparées entre elles sans 
avoir égard aux températures. 
Le baromètre Fortin-Delcros, comparé au moyen de six baromètres intermédiaires, à celui de 
l'observatoire de Paris, qui a été établi en 1810, et que Ion observait depuis 1816, a donné pour 
résultat : 
Fortin-Observ. Paris = Fortin-Delcros — 0 mm ,01ô. 
Le tube de ce baromètre de l’observatoire a été cassé en septembre 1859. 
Des comparaisons faites au moyen du baromètre n° 19 d’Ernst, entre le Fortin-Delcros et le 
nouveau baromètre de l’observatoire, on a déduit : 
Fortin actuel-Observ. Paris = Fortin-Delcros — 0 mm ,15. 
Ce résultat s’accorde avec des comparaisons faites de ce même baromètre avec le baromètre 
