DES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES. 
93 
étalon à siphon et à large tube du même observatoire; on considère ce dernier comme donnant, à 
quelques centièmes de millimètre près, la pression absolue à cause de son grand diamètre et de 
la régularité des ménisques. 
Les observations de la température de l’air sont exactes; elles ont été faites au moyen d’un 
thermomètre de Bunten. 
L’hygromètre est à double cheveu et à ressort; il a été construit par Richer, père; les observa¬ 
tions sont passables. 
Les notes anémométriques n’offrent pas beaucoup de garanties d’exactitude. M. Delcros se trou¬ 
vant dans une situation peu favorable, sans girouette même, est forcé de prendre grossièrement 
la direction des nuages pour guide, ce qui ne donne que les vents supérieurs. 
Les baromètres de Bruxelles, Lyon, Marseille, Toulon et Toulouse, ayant été comparés au 
Fortin-Delcros, ont été corrigés de leurs différences avec ce dernier, jusqu’aux observations des 
21-22 mars 1842. Pour les deux dernières époques (21-22 juin et 21-22 septembre 1842), nous 
avons préféré donner les nombres tels qu’ils nous ont été communiqués; mais, nous avons eu soin 
d’indiquer dans ces notes les corrections à faire aux observations pour les rapporter au baro¬ 
mètre typai de M. le commandant Delcros. Nous continuerons à donner à l’avenir les observations 
non réduites au Fortin-Delcros, afin d’éviter les erreurs provenant des changements que subissent 
les corrections par suite de nouvelles comparaisons. 
Rennes. — M. le professeur A. Morren a repris dans cette station les observations qu’il avait 
faites d’abord à Angers; il a réduit les hauteurs barométriques à zéro. Le thermomètre porte 
l’échelle centigrade. Nous n’avons pas de renseignements sur l’exposition des instruments. 
Angers. — -Les premières observations ont été faites dans cette ville par M. Morren, au collège 
royal, situé dans un lieu isolé hors de la ville, qu’il domine. Depuis le commencement de l’année 
1842, c’est M. A. Menière, membre de la société industrielle d’Angers, qui s’est chargé d’observer 
dans cette station. Il habite le centre de la ville; le baromètre à tube dont il se sert habituellement, 
a été mis en rapport et vérifié sur ceux de M. Morren, alors proviseur au collège d’Angers et au¬ 
jourd’hui professeur de physique et doyen de la faculté des sciences de Rennes, qui lui-même 
avait comparé ses baromètres à ceux de l’observatoire de Paris. 
Nous avons réduit les hauteurs barométriques à zéro, d’après les tables de Schumacher. Les 
centièmes de millimètre ont été négligés, l’estime n’étant pas portée jusqu’à cette décimale dans les 
observations. 
La hauteur du baromètre au-dessus de la mer, à Paimbœuf, est de 27 mètres. 
Le thermomètre centigrade est à mercure, à tube capillaire, exposé au NE., à 3 mètres du sol, 
et construit par M. Huette, opticien de la marine. 
L’eau de pluie tombée, mesurée à l’aide d’un double décimètre, est reçue dans un bassin de 
zinc de 32 centimètres carrés, à 0 m ,50 du sol. 
Tiiou.vrcé, chef-lieu de canton de l’arrondissement d’Angers, département de Maine et Loire. 
Cette ville est située dans le bassin formé par la petite rivière de Layon, dont la direction est du 
SE. au NO. Son élévation est d’environ 47 m au-dessus du niveau de l’océan. Elle est dominée au 
NE. par un coteau d’environ 60 mètres de hauteur, et qui est parallèle à la rivière. La petite côte 
qui borde la vallée au SO. a environ 34 mètres. Ainsi, Thouarcéest exposée au SO., et se trouve 
au-dessous du pays environnant. 
Les observations ont été faites dans cette station par les soins de M. L. Raimbault, membre de la 
société industrielle d’Angers, qui a calculé lui-même les corrections de température du baromètre. 
