96 
OBSERVATIONS 
Pour pouvoir mesurer facilement l et n, je préfère employer un horizon artificiel de forme ordi¬ 
naire, et dans lequel je regarde l’image du nuage décrivant une corde l i , qu’il m’est facile de me¬ 
surer. Dans tous ces calculs, je néglige la courbure de la terre et la réfraction terrestre: cette 
omission est très-permise. » 
A lais . _ Les observations se font par M. le baron d’Hombres-Firmas, aidé de M. Charles d’Hom- 
bres, son fds. Le baromètre est celui de Fortin; les lectures nous parviennent réduites à la tem¬ 
pérature zéro. 
Marseille. (Observatoire). — Depuis le solstice d’été de 1841 , des observations ont été faites à 
l’observatoire de Marseille par M. Benj. Valz, directeur. Le lieu d’observation est dans la partie la 
plus élevée de l’ancienne ville, au nord du port-est, à 15 mètres au-dessus du sol et à 46 mètres 
du niveau de la mer. Le baromètre est celui de Fortin, à niveau constant; le tube a 6 lignes de 
diamètre intérieur et la cuvette en marbre deux pieds carrés de surface de mercure, ce qui rend 
toute variation de son niveau entièrement insensible et dispense de le régler chaque fois; sa hau¬ 
teur. déterminée rigoureusement par trois nivellements se confirmant fort bien, est de 46 m ,60 au- 
dessus du niveau de la mer. M. Valz nous envoie ses observations réduites à zéro. 
L’instrument, solidement scellé à demeure à un fort pillier en maçonnerie, est renfermé dans 
une armoire en vitrage, qui annule presque les variations diurnes de la température, et les réduit 
au plus à 1°. D’après les comparaisons faites, les indications de la colonne de mercure sont de 
pmm 1110 ins élevées que celles du baromètre de 1 observatoire de Paris Les thermomètres cen¬ 
tigrades sont fort sensibles, leurs boules avant au plus 8 millimètres de diamètre; ils se vérifient 
annuellement dans la glace fondante. M. Valz a substitué à l’hygromètre, le psychromètre; il avait 
d’abord reconnu que les deux thermomètres s’influençaient notablement par leur voisinage, et de¬ 
vaient donc être séparés par un écran ; mais, de plus, que la température d’évaporation était abaissée 
d'un demi-degré à l’aide d’un courant d’air, et même par un genre de rotations ou d’oscillations 
convenablement faites. Il allait avoir recours à l’un de ces trois moyens pour les observations, 
lorsque M. Forbes, se trouvant à Marseille, quelques nouveaux essais avec ses thermomètres à pe¬ 
tites boules lui montrèrent que l’abaissement de température n’avait plus lieu, mais qu il devenait 
manifeste lorsque les boules des thermomètres à mercure dépassaient 4 lignes de diamètre. La ten¬ 
sion de la vapeur d’eau contenue dans l’air et l’humidité relative, sont calculées à Bruxelles d’après 
les tables deStierlin.La température de l’air est donnée d’après les indications du thermomètre sec. 
Aux observations barométriques de juin et septembre 1841 , faites à l’observatoire de Marseille, 
nous avons appliqué par erreur la correction -t- 0 mm ,55, pour les ramener au baromètre de l’ob¬ 
servatoire de Paris; cette correction avait été faite déjà par M. Valz lui-même; ainsi les nombres 
données dans nos tableaux pour ces deux époques, sont trop élevés de 0 m ,55. 
Les observations de décembre 1841 et de mars 1842, sont réduites au baromètre de Paris; 
celles de juin et de septembre 1842 sont données sans être corrigées de la différence de ce der¬ 
nier baromètre avec celui de Marseille; nous continuerons à donner à l’avenir les lectures non 
réduites au baromètre de Paris. 
La moyenne de 18 années d’observations faites à l’observatoire de Marseille, de 1823 à 1840, 
' En même temps que je fais cette observation, je trouve aussi avec exactitude l’azimut delà route suivie par le 
nuage. « 
2 Nous ne savons pas si c’est avec l’ancien ou le nouveau baromètre Fortin ou avec le siphon de 1 observatoire de 
Paris , que les comparaisons ont été faites. 
